152 



en fil de fer, ayant la hauteur de 2 pieds environ et la meme largeur que 

 celle du carreau auquel elle etait attachee. 



Malheureusement et malgre toutes ces precautions le thermometre de 

 15 pieds fut brise par la pression des couches de la terre deja apres trois 

 mois d' observation ; la meme sort frappa depuis deux ans celui d un pied 

 de longueur; les thermometres (5) et (8) furent aussi brises, presqu'a la 

 meme epoque, mais hors de la surface du sol et, enfin, le thermometre de 

 mercure a trois pieds deposa de 1' oxide qui faisait les indications incer- 

 taines; de sorte que les thermometres de 2, 4, 6 8C 10 pieds sont les 

 seules qui ont constamment ete empolyes jusqu'a la fin de cette period 

 de sept a huit ans, que les observations embrassent. 



2. Correction des Thermometres. 



a) L'examen des points de zero et des echelles. Le point 

 de zero fut determine non seulement en couvrant la boule et tout la lon- 

 gueur du tuyau capillaire avec de la neige fondante , mais aussi en en cou- 

 vrant la boule seule et laissant le tuyau a la temperature de la chambre, 

 pour voir quelle serait l'influence d'une inegalite de temperature de la boule 

 et du tuyau sur l'indication du thermometre. En nommant la difference des 

 deux indications t et la temperature de la chambre T, Ton aura 1' expose 

 suivant des resultats: 



x° mm T — t Corr. a 4°C. 



Th. (4) . . . 0°,18 = 1,50 12°,82 . . . 0,0148 



Th. (5) . . . 0°,124 = 1,24 12°,88 . . . 0,0097 



Tab. I. . . / Th. (6) . . . 0°,375 17°,60 . . . 0,0213 



Th. (8) . . . 0°,40 = 2,50 12°,60 . . . 0,0317 



Th. (10) . . . 0",323 = 2,75 12°,68 . . . 0,0254 



Th. (15) . . . 0°,37 = 4,00 14°,93 . . . 0,0247 



Pour decider si les points de zero etaient parvenus a une position station- 

 naire, les boules des thermometres furent couvertes avec de la neige fondante 

 a deux differentes epoques et les indications annotees, a savoir 



Therm, de I'air 

 Avril 25 ... + H°,4 . 

 Juli 25 . . . + 14°,0 . , 



Th.(l) Th.(5) Th.(8J Th.fWJ Th.(ti) 

 + 0°,00 . . +0<»,06 . . +0°,00 . . +0°,00 . . +0°,25 

 + 0,05 . . +0°,08 . . +0°,06 . . +0,05 . . +0°,25 



Mais puisque les observations precedentes se rapportent a des points 

 de zero, marques avec de diamant, quand la temperature du tuyau etait 



