153 



13°,0 pour les thermometres (4j, (5), (8) et (10), et 15°,3 pour le therm. 

 (15), — voyez la Tab. I. — les deux series deviennent: 



Th.fi) Th.(5) Tk(8) TL(tO) Th.(i5) 



Avril 25 . . . +0,03 . . . +0,07 . . . + 0,03 . . . +0,03 . . . +0,28, 

 Juill. 25 . . . +0,03 . . . +0,07 . . . + 0,04 . . . +0,04 . . . +0,23; 

 d'ou resulte que les points de zero se soient maintenus constants pendant 

 ces trois mois. 



Le thern.ometre de 6 pieds fut construit de nouveau (le premier etant 

 brise) le 24 iSept. et son point de zero, marque avec du diamant, verifie 

 le 25 Oct. ; la correction etait alors + 0°,05. Les corrections des points 

 de zero, celles des thermometres a mercure etant precises, deviennent ainsi : 

 Tk.(4-3) tt.fl) Th.(5) Th.(Q) Th.(8) Th.fiOJ Th.(iS) 

 Oo,o . . — 0°,03 . . — 0°,07 . . + 0°,05 . . — 0°,03 . . — 0°,03 . . — 0°,25. 



Pour determiner les corrections des autres points de l'echelle, Rud- 

 berg avait fait les comparaisons suivantes avec son thermometre-etalon , dont 

 les indications nous marquerons par T. 



Tab. H. Comparaisons des thermometres. 



Temp, 

 de fair 



(4) T 



(5) T 



(8) T 



(10) T 



(15) T 



6°,0 

 9°,5 

 8°,0 

 43°,0 

 10°,1 



7°,o 



7° : 



5°,11 5°,08 

 6°,77 6°,77 

 8°,54 8°,65 

 11°,30 11°,40 

 H°,32f1°,45 

 14°,10 140,35 

 15°,00 15°,30 



5°,12 5°,08 

 6°,45 6°,50 

 7°,92 8°,05 

 12°,08 12°,20 

 11°,14 14°,25 

 13°,63 13°,78 

 12°,90 13°,10 



5°,00 5°,00 

 7°,00 7°,10 

 7°,44 7°,60 

 8°,42 8°,45 

 11°,7511°,98 

 14°,05 14°,25 

 14°,52 14°,85 



5°,00 5°,00 

 7°,12 7°,15 

 6°,65 6°,70 

 7°,92 7°,90 

 10°,27 10°,38 

 10°,50 40°,50 



5°,11 4°,95 

 6°,94 6°,80 

 8°,66 8°,55 



Temp, 

 de l air 



(6) T 



Temp, 

 de Fair 



T (1) 



(2) 



(3) 



8°,0 

 manque | 



6°,7 7°,0 

 12°,2712°,65 

 12°,49 12°,88 



42°,0 

 17°,2 

 47°,2 



9°,C0 9°,6 

 I9°,40 49°,40 

 19°,30 19°,30 



9°,6 

 19°,26 

 19°,20 



9°,6 

 19°,43 

 19°,33 



Les observations precedentes etant calculees, nous aurons, en resu- 

 mant, les corrections suivantes des Thermometres (2), (4), (6) et (10). 



20 



