—  658  — 
вещества,  при  которыхъ  диссоціація,  была  бы  исключена,  именно,  бен- 
золь  и  тфталхінъ. 
БензолъКальбаума,удѣльный  вѣсъ  0,8787  при  20°,  а  —  =  28.65. 
cm 
НаФталинъ  обычный  pro  itsu  int.  Максимальная  растворимость 
2,5  gr.-mol.  на  1  литръ.  Методъ  изслѣдованія  поднятія  въ  капиллярныхъ  труб- 
кахъ  по  способу  Рентгена :  въ  банку  съ  жидкостью  черезъ  пробку  проводятся 
двѣ  трубки — капиллярная  и  широкая;  черезъ  широкую  трубку  нагнетается  въ 
банку  воздухъ,  отчего  столбикъ  жидкости  въ  капиллярѣ  поднимается,  освѣ- 
жается  у  края  трубки  Фильтровальной  бумагой  и  опускается  на  прежнее 
мѣсто,  смачивая  при  этомъ  стѣнку  капилляра,  такъ  что  краевой  уголъ  Ѳ 
равенъ  нулю. 
Въ  виду  того,  что  уровень  жидкости  въ  сосудѣ  не  можетъ  быть  опре- 
дѣленъ  точно ,  если  стѣнка  сосуда  не  плоскопараллельная ,  то  при  изслѣдо- 
ваніи  я  пользовался  не  одной  трубкой,  а  тремя  разныхъ  діаметровъ,  и 
коеФФидіентъ  поверхностнаго  натяженія  вычислялся  по  слѣдующей  Формулѣ: 
а  ^  =  9,814  {(Яа~ВД~1/з  {гь~Га)}  Га  гь  <г20°  Гдѣ  Н —  высота  подня- 
cm  z  [rj)  ra) 
тія ,  г  —  радіусъ  трубки,  er  — -  удѣльный  вѣсъ.  Радіусъ  трубочекъ  измѣрялся 
посредствомъ  ртути.  Трубка  предварительно  промывалась  хромовыми  квас- 
цами въ  безводной  сѣрной  кислотѣ,  затѣмъ  ѣдкимъ  натромъ,  наконецъ, 
водой  и  тщательно  высушивалась  въ  тепломъ  воздухѣ  и  эксикаторѣ.  Такъ  же 
чистилась  и  ртуть,  Столбикъ  ртути  измѣрялся  съ  точностью  до  0,01  мм. 
по  длинѣ  и  до  0,01  мгр.  по  вѣсу.  Вводилась  поправка  на  менискъ  при  измѣ- 
реніи  длины  столбика  и  поправка  на  пустоту  при  измѣреніи  вѣса  столбика. 
Взвѣшиваніе  производилось  двойное  съ  поправкой  на  измѣненіе  нуля  вѣ- 
совъ.  Радіусъ  вычислялся  по  Формулѣ  г  =  0,1533  ]/-^--  Върезультатѣ 
радіусъ  былъ  измѣренъ  съ  точностью  до  0,0001  мм.: 
^  =  0,4025,  г2  =  0,3533,  rz  =  0,189а. 
Удѣльный  вѣсъ  опредѣлялся  посредствомъ  двугорлаго  пикнометра  съ 
термометромъ  до  0,1°  Фирмы  Richter.  Вводилась  поправка  на  показаніе 
термометра.  Объемъ  пикнометра  равный  51992  мм.3,  измѣренъ  былъ  съ 
точностью  до  1  мм.3,  при  чемъ  введена  была  поправка  на  «пустоту»  для 
