G60  — 
стѣнками.  Одна  изъ  двойныхъ  стѣнокъ  была  сдѣлана  изъ  плоскопараллель- 
ныхъ  стеколъ.  Между  стѣнками  на  днѣ  сосуда  помѣщалась  спирг.іЬ  изъ 
никеллиновой  проволоки,  которая  нѣсколькими  болѣе  рѣдкими  ходами  обви- 
вала внутреннюю  стѣнку  термостата  на  остальномъ  протяженіи  до  верху. 
Сверху  термостатъ  закрывался  деревянной  крышкой  съ  заткнутыми  проб- 
кой отверстіями  достаточной  величины,  чтобы  черезъ  нихъ  можно  было 
Фильтровальной  бумагой  освѣжать  менискъ.  Внутри  термостата  околд 
капилляровъ  на  одномъ  уровнѣ  съ  менискомъ  помѣщался  термометръ  до 
0,01°  (№  2),  а  между  двойными  стѣнками  термостата  около  спирали 
третій  термометръ  №  3,  также  до  0,01°  С.  Показанія  этихъ  термо- 
метровъ  были  свѣрены  съ  показаніями  термометра  N°  1 .  Между  двойнымъ 
дномъ  термостата  была  помѣщена  канюля  съ  винтообразно  расположенными 
отверстіями.  Черезъ  канюлю  въ  термостатъ  прогонялся  воздухъ  изъ  нагне- 
тательнаго  водяного  насоса  съ  давленіемъ  въ  нѣсколько  миллиметровъ. 
Черезъ  спираль  пропускался  токъ  до  1  ампера  изъ  городской  дѣпи.  Сопро- 
тивленіемъ  служили  лампочки  накаливанія,  помѣщенныя  вдали  отъ  термо- 
стата, а  для  точной  регулировки  силы  тока  служилъ  реостатъ.  Внутри 
термостата  безъ  большого  труда  удавалось  удерживать  температуру  постоян- 
ной въ  предѣлахъ  0,02  —  0,03°. 
Катетометръ  былъ  установленъ  на  мраморномъ  консолѣ  и  давалъ 
ошибку  въ  предѣлахъ  1/ъ0  мм.  Однако  при  незначительности  измѣненія  вы- 
соты поднятія  при  измѣненіи  концентраціи  (0,25  —  0,26  мм.  на  1  гр.  -  мол.), 
и  эта  точность  явилась  не  вполнѣ  удовлетворительной:  максимальный  откло- 
ненія  точекъ  на  чертежѣ  отъ  хода  прямой  соотвѣтствуютъ  ошибкѣ  въ  отсчетѣ 
въ  2/50  мм.  Первый  рядъ  наблюденій,  сдѣланный  съ  короткими  трубками,  далъ 
очень  болыпія  ошибки.  Очевидно,  поверхностное  натяженіе  при  этомъ  увеличи- 
валось, во-первыхъ,  отъ  охлажденія,  во-вторыхъ,  отъ  увеличенія  концентра- 
ции въ  зависимости  отъ  испаренія,  И  дѣйствительно,  въ  катетометръ  можно 
было  наблюдать,  какъ  менискъ,  опускаясь  послѣ  освѣженія,  на  моментъ 
устанавливался,  а  затѣмъ  быстро  начиналъ  подниматься.  Ничего  подобнаго 
не  происходило  въ  другихъ  трубкахъ,  гдѣ  менискъ  располагался  на  разстоя- 
ніи  7 — 8  стм.  отъ  конца  трубки.  При  измѣренін  высоты  поднятія  вводилась 
поправка  на  t°,  которая  при  наблюденіи  разнилась  отъ  20°  не  болѣе,  какъ 
на  У2° — 1°  С.  Температурный  коэФФиціентъ  былъ  опредѣленъ  отдѣльно. 
Его  величина  равна  д  =  at2~*fl  —  0,00453. 
