Un  tel  actinometre  enregistreur  fonctionne  depuis  plusieurs  annees  a 
l'observatoire  Constantin;  nous  nous  servions  de  cet  instrument  pour  no.s 
mesures.  Pour  exclure  la  radiation  directe  du  soleil  le  reservoir  de  cet  actino- 
graphe  est  muni  d'une  ombre  mobile  de  facon  a  ce  que  les  rayons  du  soleil 
ne  puissent  tomber  directement  dessns. 
L'actinographe  de  Savinov  decrit  plus  haut,  donne  lesvaleurs  relatives 
de  l'intensite  de  la  radiation.  Pour  reduire  ses  indications  aux  valeurs  abso- 
lues  il  ftit  compare  au  pyrheliometre  compose  d'Angstroem,  qui  sert  aux 
mesures  de  la  « radiation  nocturne».  Le  coefficient  de  comparaison,  obtenu 
pour  l'actinographe  de  Savinov  d'apres  des  observations  nocturnes  faites 
parallelement  sur  l'actinometre  d'Angstroem  peut  servir  seulement  pour  les 
observations,  effectuees  en  absence  de  la  lumiere  diffuse  du  jour,  c.  a.  d.  entre 
le  coucher  et  le  lever  du  soleil;  ce  coefficient  ne  sera  plus  exact  pour  les 
observations  faites  le  jour,  lorsqu'agit  l'energie  lumineuse  avec  une  longueur 
d'onde  d'un  ordre  different. 
Cependant,  lors  de  nos  observations  avec  l'actinographe  de  Savinov 
nous  employions  pour  des  observations  diurnes  le  coefficient  de  comparaison 
obtenu  d'apres  les  observations  nocturnes;  eneffet,  les  mesures  de  la  radiation 
celeste  effectuees  par  un  ciel  sans  nuages  donnent  une  valeur  pour  la  radiation 
si  faible  qu'on  peut  la  negliger  vis-ä-vis- de  la  radiation  terrestredansi'espace. 
Nous  avons  obtenu  des  series  d'observations  de  la  polarisation  atmosphe- 
rique,  de  l'intensite  des  radiations  solaire  et  terrestre  pour  des  hauteurs  du 
soleil  egales  ä  15°,  20°,  30°,  35°,  et  40°  et  de  moins  import-antes  pour  5° 
et  10°.  La  plus  grande  serie  fut  obtenue  pour  30°  (43  observ.).  Nous  nous 
occupons  principalement  de  celle-lä.  Ces  observations  sont  donnees  dans  le 
tableau  II  (pag.  4). 
Dans  ce  tableau,  sous  le  titre  «la  polarisation  du  ciel»  est  donne  le  °/0 
de  la  quantite  de  lumiere  polarisee  (A),  calculee  d'apres  la  formule 
'A=  100  sin  (ß  — a) 
ou  ß  et  a  sont  les  indications  du  photopolarimetre  dans  les  positions  verticale 
et  horizontale  de  son  ouverture.  Dans  la  6-e  colonne  de  cette  partie  du  ta- 
bleau est  donnee  la  difference  entre  les  quantites  de  rayons  polarises  dans  le 
rouge  et  bleu.  Dans  la  colonne  «Eckt  de  lumiere  autour  du  soleil»  nous  de- 
signons  l'eclat  de  l'aureole  autour  du  soleil  paries  clnffres  depuis  Ojüsqu'ä  5, 
ä  savoir:  0— absence  d'eclat;  5 — eclat  tres  intense,  La  vitesse  du  vent  a  la 
surface  terrestre  etait  donnee  par  Tanemographe  de  l'observatoire,  et  a  la 
Йзвѣетія  Г.  А.  П.  1919. 
