—  728  — 
и  конденсаторомъ,  а  другимъ  концомъ  на  опредѣлениое  время  приводилась 
въ  соединеніе  съ  полюсомъ  высоковольтной  батареи  Б.  Огъ  батареи  черезъ 
пленку  проходилъ  токъ,  заряжавшій  конденсаторъ,  потенціалъ  котораго  и 
измѣрялся  электрометромъ;  по  времени  зарядки  до  опредѣленнаго  потенціала 
(до  0,1 — 2  вольтъ)  можно  было  судить  о  «сопротивленіи»  пленки.  Наиболѣе 
удобнымъ  оказалось  пользоваться  квадрантнымъ  соединеніемъ  электрометра. 
Установка  въ  случаѣ  квадрантнаго  соединенія  электрометра  представлена 
на  рис.  1. 
РИС.  1. 
Одна  пара  квадрантовъ  электрометра  Е  отводилась~тсъ  землѣ,  стрѣлка 
заряжалась  соединеніемъ  съ  полюсомъ  батареи  г?0  нормальныхъ  элементовъ 
до  50— 100  вольтъ,  другой  полюсъ  батареи  черезъ  большое  сопротивленіе  В0 
(10~7-мъ)  отводился  къ  землѣ.  Другая  пара  квадрантовъ  электрометра 
соединялась  съ  одною  обкладкой  воздушнаго  вращающагося  конденсатора  (7, 
вторая  обкладка  котораго  соединялась  съ  землей.  Въ  случаѣ  необходимости 
пользоваться  большей  емкостью  вмѣсто  воздушнаго  конденсатора  включался 
слюдяной  съ  дѣленіями  отъ  0,001  до  1  мф.  Отъ  пары  квадрантовъ  электро- 
метра, соединенныхъ  съ  конденсаторомъ,  шло  соединеніе  къ  средней  клеммѣ 
тройного  штепсельнаго  контакта  (к),  монтированнаго  на  янтарѣ;  правая 
клемма  этого  контакта  соединялась  съ  однимъ  изъ  электродовъ  пластинки 
съ  пленкой  А ,  лѣвая  клемма  отводилась  къ  землѣ.  При  помощи  такого  кон- 
такта можно  было  или  соединять  конденсаторъ  и  электрометръ  съ  однимъ 
