Йсточникомъ  рентгеновыхъ  лучей  служила  трубка  Кулиджа,  спираль- 
ный катодъ  которой  разогрѣвался  батареей  аккумуляторовъ.  Токъ  въ  спи- 
рали измѣрялся  универсальнымъ  гальванометромъ  Siemens  и  Halske  съ  точ- 
ностью до  0,05  амп. 
Йсточникомъ  тока  высокаго  напряженія  служилъ  трансФорматорътойже 
Фирмы  съ  механическимъ  выпрямителемъ  высокаго  напряженія.  Во  время 
работы  было  замѣчено  явленіе  сдвига  вала,  вращающагося  выпрямителя 
относительно  оси  синхроннаго  мотора.  Съ  цѣлью  контроля  положенія  этого 
вала  вмѣсто  обычнаго  указателя  Фазы  въ  рентгеновскихъ  установкахъ  былъ 
вставленъ  милліамперметръ,  Небольшой  сдвигъ  вала  вызывали»  значительное 
измѣненіе  въ  показаніяхъ  милліамперметра.  Кромѣ  того  въ  сѣти  высокаго 
напряженія  былъ  вставленъ  второй  милліамперметръ,  дающій  силу  тока  въ 
трубкѣ  Кулиджа. 
і  V         6  7.Г  Іпі 
Фиг.  1. 
Такимъ  образомъ  показанія  амперметра  Siemens'a  и  обоихъ  послѣд- 
нихъ  приборовъ  давали  возможность  слѣдить  за  постоянствомъ  условій,  не- 
обходимыхъ  для  полученія  излученія  вполнѣ  постояннаго  въ  теченіе  длитель- 
наго  промежутка  времени. 
Жесткость  лучей  измѣрялась  въ  единицахъ  Wehnelt'a  его  приборомъ. 
Для  измѣренія  интенсивности  рентгеновскаго  пучка  служилъ  электро- 
скопъ  Шмидта,  имѣющій  видимую  шкалу,  разсматриваемую  въ  микроскопъ, 
и  несущій  потенціалъ  отъ  290  до  34Q  вольтъ.  Электроскопъ  помѣщался  въ 
камерѣ  размѣрами  22  х  22  х  40  см.,  покрытой  свинцомъ  толщиной  въ 
3  мм.  и  имѣющей  отверстіе,  покрытое  алюминіевымъ  экраномъ  въ  0,1  мм. 
Передъ  алюминіевымъ  окномъ  имѣлась  свинцовая  діаФрагма  въ  2  мм.  Какъ 
камера,  такъ  равно  и  тѣло  электроскопа  отводились  къ  землѣ. 
