C. Leiss, Verbessertes Polarisations-Instrument. 253 



Rand dieses Aussenrohres ist mit 36 gleichmässigen, spitzwinkeligen Ein- 

 schnitten e versehen. 



Ein zweites starkwandiges Rohr B, etwas schwer verschiebbar im 

 Aussenrohr B und in diesem drehbar, trägt dicht unter seinem Griffringe G 

 eine fest mit demselben verbundene Nase N, welche die Feststellung dieses 

 Mittelrohres durch Eindrücken in einen bestimmten Einschnitt des oberen 

 Randes von B bewirkt. 



Sodann ist ein drittes Rohr Z>, welches in B leicht verschiebbar 

 gleitet, eingefügt. Dieses Rohr ist durch eine Führungsleiste, welche in 

 einem Schlitz des Mittelrohres B sich leicht und sicher verschieben lässt, 

 gegen Drehung um die Längsaxe gesichert. 



Am unteren Ende dieses innersten Rohres B ist der Objecthalter Sch 

 befestigt. Sein vorspringender Rand dient zur Aufnahme des eigentlichen 

 Objectträgers 0, der aus 1,5 mm dickem Spiegelglas hergestellt, auf einer 

 Seite stark facettirt und am Rande mit dem Einschliff S' versehen ist. 

 Dieser Einschliff entspricht dem Stellstift S in Sch und dient dazu, den 

 Objectträger gegen Drehung zu schützen. Die Überfangmutter M, die 

 sich leicht auf den Grewindehals des Objecthalters schrauben lässt, um- 

 schliesst die facettirte Seite von und bewirkt, dass sich die Glasplatte 

 genau an den Objecthalter anlegt. 



Mittheilungen aus der R. FüESS'sehen Werkstätte. 



I. Verbessertes Nöbbembebg' s eh. e s Polarisations-Instrument. 



Von C, Leiss. 



Mit l Holzschnitt. 



Steglitz bei Berlin, Juni 1896. 

 Das in der nebenstehenden Figur abgebildete Polarisations-Instrument 

 besitzt sowohl in optischer als in mechanischer Hinsicht Vervollständigungen, 

 welche weitergehende Anwendungen gestatten als die bisher gebräuch- 

 lichen derartigen Apparate. Das optische Leistungsvermögen des Apparates 

 wurde durch die Construction eines besonderen dreigliederigen Beobach- 

 tungs- und Üondensorsystems mit der numerischen Apertur 1,40 dermaassen 

 erhöht, dass die optischen Axen einer senkrecht zur ersten Mittellinie ge- 

 schnittenen Epidotplatte , welche beiderseits mit einer Immersionsflüssig- 

 keit (z. B. Cedernöl) befeuchtet ist, deutlich im Sehfeld des Instrumentes 

 hervortreten. 



Mittelst Zahn und Trieb erfolgt die Einstellung des Tubus B. Das 

 Auszugsrohr A, dessen Verschiebung in stetig orientirter Stellung mit freier 

 Hand geschieht, trägt an seinem unteren Ende ein auf eine Spiegelglas- 

 platte aufgetragenes Strichkreuz, welches die Schwingungsebenen der Polari- 

 satoren andeutet. Ausser dem Strichkreuz ist zur approximativen Bestim- 

 mung des Axenwinkels auf die Spiegelgiasplatte eine im Sehfeld von rechts 



