254 



0. Leiss, Verbessertes Pölarisations-Instrüment. 



nach links verlaufende Mikrometerscala 1 aufgetragen. Um die Scala bei 

 Messungen in die Diagonalstellung zu bringen, wird der Tubus R in seiner 

 Triebhülse A um 45° gedreht und vermittelst Schraube und Kerb in der 

 bekannten Art in dieser Lage fixirt. 



Die Fassung des Analysators ist mit einer Eintheilung von 45—45° 

 versehen. Zum Einschalten von Gyps- und Giimmerblättchen etc. dient 

 der Schlitz s. 



Behufs photographischer Aufnahmen von Interferenzbildern ist das 

 Auszugsrohr mit dem tellerförmigen Ansatz T versehen, auf welchen die 



1 Es besteht die Absicht, ausser dieser Scala noch zu deren Ersatz 

 eine solche herzustellen, welche nach dem von M. Schwarzmann in dies. 

 Jahrb. 1896. I. 52 angegebenen Princip unmittelbar den scheinbaren Axen- 

 winkel abzulesen erlaubt. Bemerkt sei noch, dass die Firma Fuess seit 

 einiger Zeit jedem ihrer Mikroskope eine oder mehrere ,, Schw arzmann' sehe 

 xixen winke lscalen" zur Ermittelung der scheinbaren Winkel der 

 optischen Axen aus den Messungen am Ocular-Mikrometer beifügt. Diese 

 Scalen sind mit einer kurzen Gebrauchsanweisung versehen und können 

 auch nachgeliefert werden. 



