C. Leiss, Verbessertes Polarisations-Instrument. 



255 



einfache, in dies. Jahrb. Beil.-Bd. 10. 433. Fig. 11 beschriebene Camera 

 aufgesetzt werden kann. Zur Fixirung des Auszugsrohres nach erfolgter 

 Einstellung dient die Schraube Je. Eine in das untere Ende der Analysator- 

 fassung einzusetzende Linse projicirt das Bild in die Plattenebene. 



Entgegen den seither bei Polarisations-Instrumenten üblichen kleinen 

 Objecttischen wurde, um in allen Fällen ein bequemeres Operiren zu er- 

 möglichen, für den in Grade getheilten Tisch die Grösse (ca. 95 mm) eines 

 Mikroskoptisches gewählt. Der Nonius n giebt direct 5 Minuten an. In 

 die centrale Ausdrehung des Tisches kann ein dünnes, dem Instrument bei- 

 gegebenes Spiegeiglasplättchen gelegt werden, welches zum Auflegen kleiner 

 loser Objecte dienen soll. 



Das mit dem oberen Theil der Röhre c verschraubte Condensorsystem 

 kann vermittelst einer schraubengangartigen Führung in der mit ge- 

 rändertem Ring versehenen Röhre r, welche mit genügender Reibung 

 in die Hülse h eingesteckt ist, gehoben und gesenkt werden. Der 

 Zweck der Hoch- und Tiefstellung des Condensors besteht darin, denselben 

 auch bei abgeschraubter Frontlinse in unmittelbare Annäher ung an das 

 Object bringen zu können. Ein Abschrauben der Frontlinsen empfiehlt 

 sich besonders bei Benützung des KLEiN'schen Drehapparates (einfachste 

 Construction) , dessen Anwendung an diesem Apparat des grossen Tisches 

 wegen besonders geeignet ist. Auch bei der Beobachtung einaxiger Mine- 

 ralien und solcher mit nicht allzu grossem Axenwinkel ist es rathsam, die 

 Frontlinsen abzunehmen. 



In den abhebbaren Rohrstutzen z ist eine Linse gefasst, welche dazu 

 bestimmt ist, das Sehfeld möglichst gleichmässig zu erleuchten. Die Fassung 

 dieser Linse ist von derjenigen des Condensors getrennt , um durch Auf- 

 legen auf dieselbe bequem farbige Gläser oder sonstige Lichtfilter und 

 ferner Glimmerblättchen 1 in den Strahlengang einschalten zu können. Um 

 das Condensorsystem aus seiner Hülse herauszunehmen, wird der Trägerarm 

 von z, nachdem der Stift a durch Herausziehen aus dem Drehzapfen ent- 

 fernt ist, bei Seite geschlagen. 



Die richtige Lage des aus einem Glasplattensatz bestehenden Polari- 

 sators wird durch eine einstellbare Anschlagschraube markirt. — 



Jedem Instrument wird noch eine Röhre für Beobachtungen im 

 parallelen polarisirten Licht beigegeben. Wenn es gewünscht 

 wird, kann diese Röhre am unteren Ende mit einer stauroskopischen 

 Einrichtung (nach Calderon) versehen werden. Über die Fassung des 

 Analysators wird dann, um die Schnittfuge der CALDERON'schen Platte 

 und das Object deutlich und ohne Parallaxe sehen zu können, eine 

 schwache Lupe mit engem Diaphragma gesetzt. 



1 Vergl. hierüber Th. Liebisch, Physikalische Krystallographie. 1891. 

 p. 513. Fig. 280, 281 ; Grundriss der physikalischen Krvstallographie. 189b. 

 p. 317. Fig. 747 u. 748. . 



