C. Leiss, Spectroskop nach E. A. Wülfing etc. 



257 



dem erstmaligen Gebrauch genau focusirte Stellung des durch die 

 Schraube w verstellbaren Websky' sehen Spaltes bewirkt. 



Die Lage der beiden Collimatorrohre B und C l zu einander ist un- 

 veränderlich und es erfolgt die Einstellung derjenigen FRAUNHOFER'schen 

 Linie, für welche die Messung ausgeführt werden soll, durch alleinige 

 Drehung des Prismas P mit Hilfe der Schraube („ohne Ende") a. 



Der bei k mikrometrisch verstellbare Spalt Sp am äusseren Collimator C\ 

 kann durch geringes Verschieben in axialer Richtung in die Brennebene 

 des Objectives o gebracht werden ; die Fixirung und Orientirung geschieht 

 mittelst des Schräubchens b. Zur Erlangung möglichster Schärfe der 

 FRAUNHOFER'schen Linien in den verschiedenen Theilen des Spectrums kann 

 die Lage des Objectives o, dessen Fassung mit einem feinen Gewinde ver- 

 sehen ist , durch Hin- und Herschrauben noch innerhalb kleiner Grenzen 

 variirt werden. Mit dem Schräubchen c ist die Fassung eines Staubglases 

 für den Spalt Sp befestigt. 



Das gleichfalls axial verschiebbare und durch die Schraube d arretir- 

 bare Objectiv o l am Ende des Rohres E entwirft ein reelles Bild des 

 Sonnenspectrums auf dem WEBSKY'schen Spalt (w). Die Einstellung einer 

 bestimmten FRAUNHOFER'schen Linie in die engste Stelle des WEBSKY'schen 



Spaltes erfolgt durch unmittelbare Beobachtung mit der Lupe L, welche 

 unten mit einem totalreflectirenden Prisma versehen ist und welche nach 

 beendeter Einstellung an einem Scharnierarm nach oben geschlagen wird. 



Zur intensiven BeleuchtungdesSpaltes#p m ^ Sonnenlicht 

 wird dem Apparat eine auf verstellbarem Stativ befindliche Linse von 

 75 mm Durchmesser und 290 mm Focus beigegeben, über deren Fassung 

 eine conische, geschwärzte Blendröhre zur Abhaltung störenden Lichtes 

 gesteckt ist. 



Unter Hinzufügung einer zweiten Linse kann diese Beleuchtungs- 

 vorrichtung — allerdings weniger empfehlenswerth — auch für k ü n s 1 1 i c h e 

 Lichtquellen, wie AuER'sches Glühlicht, elektrisches (Bogen-)Licht, 

 Zirkon- oder Kalklicht Anwendung finden. Die Lichtquelle befindet sich 

 dann annähernd in gleicher Entfernung vom Beleuchtungssystem wie der 

 Spalt Sp. Bei Apparaten, welche für die Anwendung von künstlichen Licht- 

 quellen dienen sollen, ist nach einem Vorschlag des Herrn Wülfing die 

 Schraube a zur Drehung des Prismas mit einer Trommeltheilung, welche 

 eine kurze Scala bestreicht , zu versehen , damit man durch Beobachtung 

 die Stellung einiger FRAUNHOFER'scher Linien ermitteln und hieraus die 

 Lagen für andere Linien ableiten kann. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1896. Bd. II. 17 



