2 A Ehring'haus. Beobachtung' von Interfereuzerscheinung-en 



Die a-Monobromnaphthalin-Immersion von R. Winkel 

 mit der numerischen Apertur 1,52 besitzt in ihrer neueren 

 Ausführung 1 eine verhältnismäßig gute sphärische und chro- 

 matische Korrektion. Sie kann deshalb bei nicht zu fein- 

 körnigen Dünnschliffen auch zur Aufsuchung und Einstellung 

 eines bestimmten Minerales im parallelen Licht dienen. Der 

 etwas umständliche Wechsel zwischen Trockensystem und 

 Immersion kann also zum Teil vermieden und die Beobachtung 

 dadurch wesentlich vereinfacht werden. Bei der gewöhnlichen 

 mikroskopischen Beobachtung kann ein ImmersionssysteM' mit 

 hoher numerischer Apertur auch dann mit Vorteil angewandt 

 werden, wenn das Objekt mit Büscheln von geringerer als 

 der maximalen Apertur der Immersion beleuchtet wird. Die 

 Beobachtung des ganzen im konvergenten polarisierten Licht 

 bei der Apertur 1,52 übersehbaren Interferenzbildes erfordert 

 aber unbedingt, daß beleuchtende Strahlen bis mindestens zu 

 dieser Apertur vorhanden sind. Efer bisher zu der Immersion 

 gelieferte Kondensor ging nun in seiner numerischen Apertur 

 nicht über 1,40 hinaus. Da Angaben über einen Kondensor 

 von höherer Apertur in der Winkel 'sehen Werkstätte nicht 

 aufzufinden waren, so war eine Neukonstruktion nötig. Diese 

 wurde nach Rechnungen des Verfassers vor kurzem aus- 

 geführt. 



Der neue, aus drei Linsen aufgebaute Monobromnaph- 

 thalin-Kondensor besitzt die numerische Apertur 1,55. Seine 

 Frontlinse besteht aus einem verhältnismäßig recht farblosen 

 Flintglase, das in seinem Brechungsexponenten ganz nahe 

 mit dem des Monobromnaphthalins von rund 1,66 überein- 

 stimmt. Die Äquivalentbrennweite des Beleuchtungssystemes 

 beträgt etwa 5 mm in Luft, entsprechend einem Betrage von 

 8,5 mm in Monobromnaphthalin. Bei Anwendung eines 20 mm- 

 AHRENs-Prismas wird die Austrittspupille des Kondensors hin- 

 reichend mit Licht erfüllt. Soll die volle Apertur 1,55 zur 

 Geltung kommen, so müssen besondere starkbrechende Objekt- 

 träger benutzt werden. Untersucht man fertige Kristall- 

 präparate, welche mit Canadabalsam auf gewöhnliche Objekt- 

 träger aufgeklebt sind, so erreicht man eine numerische 



1 Diese geht zurück auf eine Anregung von Herrn E: A. Wülfing 

 in Heidelberg. 



