﻿VI 



NOTES ET REVUE. 



séparément en visant le trou du diaphragme-capuchon du condensateur 

 amené au ras de la platine. Pour cela, sans ôter l'œil de l'oculaire, on ma- 

 nœuvre d'abord la vis F jusqu'à ce qu'on ait amené le trou sur l'axe antéro- 

 postérieur du champ, puis la vis V jusqu'à ce qu'on l'ait amené sur l'axe trans- 

 versal. Si l'on veut employer un autre objectif, on doit le régler à part, ce qui 

 ne prend pas deux minutes. On peut prendre pour repère un point central de 

 la préparation même que l'on est en train d'étudier. 



Ce réglage, si facile et si exact, permet de passer du chercheur aux immer- 

 sions les plus fortes sur un objet de n'importe quelle taille, même isolé au 

 milieu d'une préparation vide, sans craindre de le manquer et d'écraser la 

 préparation, ou de détériorer l'objectif. 



Platine mobile (fig. 2 et 3). 



La plupart des platines mobiles communément employées présentent quel- 

 ques inconvénients, auxquels nous avons cherché à remédier. Leurs axes de 

 mouvement sont rectangulaires, mais obliques sur les ordonnées cardinales, 

 et dirigées suivant les bissectrices des angles formés par ces ordonnées. Gela 

 est surtout gênant pour l'examen des séries de coupes rangées transversale- 

 ment ou longitudinalement, qu'on ne peut jamais parcourir par la manœuvre 

 d'une seule vis. D'autre part, les boutons qui l'actionnent sont placés de part 

 et d'autre de la platine, en sorte que les deux mains sont occupées à sa ma- 

 nœuvre et que l'on ne peut en même temps déplacer la préparation et la 

 sonder avec la vis micrométrique. Enfin, la platine mobile est un organe 

 délicat, qui devient gênant dès qu'il n'est pas utile. Toutes les fois que l'on 

 veut examiner des préparations extemporanées, souvent mouillées d'eau de 

 mer, ou fouiller rapidement de larges espaces, la platine fixe est préférable. 

 Celle que nous avons construite : 1° se met en place ou s'enlève en quelques 

 secondes; 2° est mobile dans les sens transversal et antéro-postérieur ; 

 3° se manœuvre d'une seule main. Voici comment elle est disposée : 



La platine fixe est traversée en son milieu, d'arrière en avant, par une fente 

 rectangulaire V (fig. 2), large de 1 centimètre environ, qui s'étend depuis la 

 colonne du mouvement lent jusqu'à \ centimètre environ du trou de la pla- 

 tine. Dans cette fente est logée une vis micrométrique horizontale V (fig. 3), 

 tournant à ses deux extrémités dans une crapaudine,et abritée sous une gout- 

 tière. A son extrémité postérieure, elle est munie d'une roue dentée verti- 

 cale P (fig. 3), qui s'engrène avec une roue dentée horizontale R (fig. 2 et 3), 

 montée sur la colonne du mouvement lent et folle sur cet axe. Cette roue fait 

 tourner la vis logée dans la fente de la platine. La vis actionne un petit cha- 

 riot C (fig. 3) qui affleure au ras de la platine et qui, guidé par les bords de 

 la fente taillés en biseau et formant coulisse, parcourt cette fente d'arrière en 

 avant. La platine mobile se place sur ce chariot, auquel elle est reliée par 

 quatre prisonniers verticaux, logés dans quatre trous percés dans le chariot. 

 Pour la mettre en place, il suffit d'engager les prisonniers dans leurs trous et 

 d'appuyer avec le pouce ; on l'enlève tout aussi aisément par le mouvement 

 inverse. Le chariot entraîne la platine et lui communique son mouvement 



