﻿IV 



NOTES ET REVUE. 



fait faire un angle à l'axe de l'objectif par rapport à l'axe du tube, et le réglage 

 a pour effet d'abord d'effacer cet angle. Si le réglage introduit un angle de 

 cette nature, ce ne peut être que pour corriger un vice de construction du 

 tube porte-oculaire ou de la monture de l'objectif, et celui-ci ne produit ja- 

 mais que des écarts très faibles, comme on peut s'en assurer en vissant suc- 

 cessivement plusieurs objectifs directement sur le tube et visant au même 

 point 1 . 



Condensateur (fig. 2). 



Le condensateur est également mobile sur deux axes rectangulaires, qui 

 permettent son réglage dans toutes les directions sur un plan horizontal. 

 Pour cela, il est fixé sur un petit chariot glissant dans une coulisse serrée, 

 et une vis B'ie pousse et le tire sans ressort d'opposition, et permet le réglage 

 dans le sens transversal. Pour le réglage dans le sens perpendiculaire, nous 

 avons simplement utilisé le mouvement de rotation par lequel le condensateur 

 ancien pouvait être retiré de dessous la platine pour le nettoyage de ses len- 

 tilles et la manœuvre des diaphragmes. Nous avons simplement ajouté une 

 vis B, dont la pointe vient buter contre une saillie fixe, au-dessous de la 

 platine. Ce mouvement n'est pas tout à fait rectiligne ; mais, sur une circon- 

 férence de près de 5 centimètres de rayon, un arc de 1 à 2 millimètres se con- 

 fond presque avec sa tangente, et, d'ailleurs, cela n'a aucune importance, 

 puisque les deux ordonnées restent dans un plan horizontal. Le mouvement 

 vertical du condensateur, avec son diaphragme-iris, se fait au moyen d'un 

 levier L actionnant un chariot modérément serré qui porte la pièce entière. 

 Nous avons reconnu que le mouvement lent avec vis micrométrique, ordinai- 

 rement employé, est une complication absolument superflue. 



Diaphragme- iris (fig. 2). 



Cet appareil fixé sous le condensateur, à une distance invariable de la len- 

 tille inférieure, est monté comme le condensateur. Mais au butage, nous 

 avons substitué un petit cliquetage qui, tout en laissant reconnaître par 

 l'oreille la position centrée, permet de la dépasser dans l'un ou l'autre sens, 

 pour obtenir les effets de lumière oblique. Un mouvement circulaire permet 

 de diriger cette obliquité dans tous les azimuths. 



Réglage de V instrument. 



Pour régler l'appareil, il faut prendre pour base l'axe invariable du tube du 

 microscope. Pour cela, on l'arme d'un oculaire et d'un objectif vissé direc- 

 tement sur le tube, et l'on vise un réticule, que l'on amène au centre du 

 champ à l'aide de la platine mobile dont nous allons parler tout à l'heure. On 

 règle alors le condensateur, en amenant au centre soit le sommet de son cône 

 lumineux, soit le trou d'un petit diaphragme formant capuchon sur sa lentille 

 supérieure. On règle de même le diaphragme-iris, en l'ouvrant de manière à 



1 Le revolver représenté en place dans la figure 2 était construit d'une manière 

 un peu différente que nous avons perfectionnée. 



