﻿NOTES ET REVUE 



i 



SUR QUELQUES PERFECTIONNEMENTS NOUVEAUX 

 APPORTÉS A LA PARTIE MÉCANIQUE DU MICROSCOPE, 



Par Yves Delage. 



A mesure que se perfectionne ]a partie optique du microscope, le méca- 

 nisme de cet instrument doit se perfectionner aussi pour répondre à des 

 exigences auxquelles on n'eût pas songé il y a vingt ans. 



Les forts grossissements et les faibles distances frontales en usage aujour- 

 d'hui exigent, entre autres qualités de l'instrument, un centrage plus rigou- 

 reux et d'autant plus difficile à obtenir que l'on interpose, sur le trajet des 

 rayons lumineux, des pièces mobiles : revolver, diaphragmes, condensateurs. 

 Il n'est pas un d'entre nous qui n'ait eu à travailler avec un instrument mal 

 centré, et nous savons comment les choses se passent dans ce cas. Après avoir 

 écrasé une ou deux préparations, nous remarquons que le centre du champ 

 de l'objectif chercheur ne correspond pas au centre du champ de l'objectif 

 fort, mais à quelque point latéral dont nous cherchons à retenir la position. 

 Pour chaque nouvel objectif s'ajoute quelque petite différence dont il faut 

 tenir compte également; bientôt on finit par s'y perdre et l'on se résigne, au 

 moins pour l'examen des préparations importantes, à ne mettre au point les 

 objectifs forts qu'avec une grande lenteur, ce qui fait perdre beaucoup de 

 temps. Le défaut de réglage des diaphragmes est un vice insupportable, 

 quand on emploie les petites ouvertures. Le champ apparaît alors entière- 

 ment noir, avec un cercle lumineux excentrique dans iequel on est obligé 

 d'amener les points à examiner, ce qui oblige à regarder par les parties laté- 

 rales du champ, toujours plus imparfaites que le centre. Les condensateurs 

 étroits à faisceau suraigu rendent de grands services dans certaines obser- 

 vations, et, avec eux, l'observation est à peu près impossible, s'ils ne sont 

 pas rigoureusement centrés. Pour les condensateurs à petit angle d'ouver- 

 ture, l'inconvénient est semblable. Il paraît moins fâcheux pour ceux à grand 

 angle, qu'on emploie le plus souvent; mais il n'en est pas moins réel. Lors- 

 qu'on élève lentement le condensateur, on voit le champ s'éclairer de plus 

 en plus, tant que l'on est en lumière divergente ; puis apparaît un point plus 

 brillant, le sommet du cône lumineux; puis ce point disparaît, et l'on entre 

 en lumière convergente. On travaille d'ordinaire en lumière divergente à une 

 faible distance du sommet du cône, et il est facile de comprendre que le 

 sommet du cône doit correspondre au centre du champ. 



ARCH. DE ZOOL. EXP. ET GÉN. — T. X. 1892. A 



