2 



Knut Angstrom, 



Das Princip der neuen Methode ist kurz das folgende. Das Fern- 

 rohr und die Scala des Galvanometers vverden durch eine photogra- 

 phische Platte ersetzt, auf welche der von dem Galvanometerspiegel 

 reflectierte Lichtstrahl fallt. Der Theodolit des Spektrobolometers wird 

 von einem sehr soliden Uhrwerk getrieben, welches auch der photogra- 

 phischen Platte eine vertikale Bewegung mittheilt. Der Motor ist mit 

 solcher Pracision ansgefiihrt, dass die beiden Bewegungen, die des Theo- 

 dolits und die der Platte so weit wie moglich synchron sind. Fiir jede 

 Bogenminute, welche der Bolometerstreifen gedreht wird, bevvegt sich 

 die photographische Platte 1 cm. 



Mit dem von Langley konstruierten Instrument ist wohl die an 8- 

 serste Grenze der Empfindlichkeit und Scharfe, welche auf diesem Wege 

 mit zur Zeit befindlichen Hulfsmitteln moglich ist, erreicht. Nur von reich 

 dotierten Instituten kann aber ein solches Instrument angeschafft werden. 



Ich habe mir deswegen die Aufgabe gestellt einen Versuch zu 

 machen die photographische Registrierungsmethode zu vereinfachen und 

 werde in dem Folgenden beschreiben, wie ich eine einfache Losung 

 dieser Frage gefunden habe. 



Das Princip ist die photographische Platte fest mit dem Bolome- 

 tertubus zu verbinden, wobei beide gleichzeitig bewegt werden konnen, 

 und den von dem Galvanometerspiegel reflektierten Lichtstrahl auf die 

 Platte zu projiciieren. Dabei muss aber die Bewegung des Lichtpunktes 

 bei Drehung des Galvanometerspiegels senkrecht auf die Bewegung der 

 Platte stattfinden. 



Fig. 1 und 2 geben eine schematische Darstellung der Anordnung. 

 An dem fest gebautem Theodolite A ist ein leichter horizontaler Arm 

 BE befestigt, so dass dieser mit dem Tubus C des Bolometers um die 

 Ache drehbar ist. 



Auf das Ende dieses Armes wird die photographische Platte P in 

 ihrer Kasette in horizontaler Lage aufgelegt. Beinahe senkrecht iiber 

 der Platte steht der dem Bolometer zugehori^e Galvanometer G. Das 

 Licht von einer Lichtquelle L geht durch einen Spalt und fallt unter 

 einem Winkel von 45° auf den Spiegel des Galvanometers. Nach dieser 

 ersten Reflexion wird der Strahl in vertikaler Richtung durch den Spiegel 

 S reflektiert und das Bild des Spaltes fallt auf die photographische Platte 

 P. Bei einer Drehung des Galvanometerspiegels bewegt sich dieses 

 Bild langs der Richtung des Bolometerarmes (in dem Plan der Tafel in 

 Fig. 2), bei einer Drehung des Armes aber beschreibt der Lichtstrahl 

 eine Linie senkrecht auf die erste Richtung. Wird der Tubus und damit 

 der Arm J)E gedreht, bewegt sich der Bolometerstreif durch die ver- 



