4 Knut Angstrom, Ueber eine einfache Methode zur photographischen etc. 



Eine andere Losung des Problems die Bolometerangaben photo- 

 graphisch zu registrieren will ich auch bei dieser Gelegenheit beilaufig 

 erwahnen, obschon ich dieselbe nicht gepruft habe. Fig. 3 skizziert diese 

 Anordnung. Der Lichtstrahl, welcher von dem Galvanometerspiegel G 

 unter einem Winkel von 45° auf den Spiegel S 1 fallt, : ]wird in vertikaler 

 Richtung reflektiert, und dann vom Spiegel <S U , dessen Reflexionsebene 

 senkrecht auf der Reflexionsebene des ersten Spiegels S 1 steht, wieder 

 in horizontaler Richtung reflektiert und auf die photographische Platte 

 projiciiert. Dieser letzte Spiegel ist auf dem Bolometertubus T iiber der 

 Achse des Theodolites befestigt. Wird der Tubus gedreht, bewegt sich 

 der Lichtpunkt auf der Platte in horizontaler Richtung, dreht sich der 

 Galvanometerspiegel, bewegt er sich in vertikaler. Mit dieser Anordnung 

 hat man den Vortheil, dass die Bewegung leichter bedeutend vergrossert 

 werden kann. Bei einem Abstand zwischen S n und P von 5 m bewegt 

 sich z. B. der Lichtpunkt 2,9 mm in horizontaler Richtung bei einer Dre- 

 hung des Theodolites von 1'. 



Ich habe bisher nur Gelegenheit gehabt die erste Methode auf die 

 Strahlung einiger Gasflammen zu priifen, habe mich aber dadurch von 

 der Brauchbarkeit derselben geniigend uberzeugt. Die photographische 

 Aufnahme des Spektrums der Bunsenflamine zeigt z. B. ausser den zwei 

 grossen maxima, welche zuerst von Julius angegeben wurden und deren 

 Ursache von mir naher untersucht wurde, noch sehr deutlich die zwei 

 ganz kleinen Maxima naher dem sichtbaren Theil des Spektrums, welche 

 von Paschen in der Strahluna: der Knalle;asflamme und Bunsenflamine 

 angegeben sind 1 ). Von der D-linie gerechnet sind die Abstande dieser 

 vier ersten Maxima im Spectrum eines Steinsalzprismas von 60° bre- 

 chendem Winkel: 



1° 25' 12" wovon die Wellenl. 1,48 /u 

 1° 34' 32" » » » 1,96 fx 



1° 45' 35" » » » 2,80 /u 



2° 6' 0" » » » 4,34 fx 



Mit dieser kleinen vorlaufigen Notize habe ich nur zeigen wollen, 

 dass man mit ganz beschrankten fJiilfsmitteln die photographische Re- 

 gistrierung der Bolometerangaben ausfiihren kann und einen Apparat 

 herstellen, der im Verhaltniss zu dem LANGLEY'schen wenigstens densel- 

 ben Dienst liefern kann wie das Spektroskop a Vision directe zu dem 

 grosseren Spektralapparate, also die orientierende Arbeit zu erleichtern. 



1) Pasche^, Wied. Ann. B. 52, S. 222, 1894 u. B. 53, S. 335, 1894, 



