Bücher. Krystallographie. Krystallphysik. -355- 



Flächenwachsthum. Durch Schiebung kaun eine Anordnung in die andere 

 gebracht werden. 



Das verschiedene Ansetzen der randständigen Partikel (an Einzelreihe, 

 Fläche, Kante und Ecke), sowie die Complicationen und Differenzirungen, 

 welche durch Abstumpfung der Kanten und Ecken Zustandekommen, werden 

 besprochen. Eigentümlich ist die Annahme, dass ein Einfluss einer an 

 einer Stelle stattgehabten Differenzirung sich durch den ganzen Krystallbau 

 (oder über dessen Oberfläche) fortpflanze und an den symmetrischen Stellen 

 die Kräfte zur Bildung der gleichen Differenzirung auslöse. 



Max Schwarzmann. 



V. Goldschmidt : Das zweik reisige Goniometer (Modell 

 1896) und seine Justirung. (Zeitschr. f. Kryst. 29. p. 333—345. 

 1898. Mit 1 Taf. u. 13 Textfig.) 



Verf. giebt zunächst eine kurze Beschreibung der einzelnen Theile 

 des zweikreisigen Goniometers und sodann eine ausführliche Anweisung zur 

 Justirung desselben. Diese betrifft für den Arbeitenden nicht alle Theile, 

 sondern nur das Fernrohr, die Axe des Verticalkreises und den Collimator. 

 Für einen jeden dieser Theile besteht das Justiren aus einer Anzahl von 

 Operationen, die genau in der Reihenfolge, in der sie vorzunehmen sind, 

 aufgezählt und erläutert werden. 



Die Arbeit ist mühsam und kostet besonders dem darin nicht Ge- 

 übten viel Zeit, macht ihn aber mit seinem Instrumente vertraut und er- 

 möglicht ihm, gute Resultate zu bekommen. K. Busz. 



V. Goldschmidt : Über Grobgoniometer. (Zeitschr. f. Kryst. 

 29. p. 589—594. 1898. Mit 1 Taf. u. 5 Textfig.) 



Zur Messung grober Krystalle construirte Verf. verschiedene Instru- 

 mente: 1. Anlegegoniometer mit zwei Kreisen (Zeitschr. f. Kryst. 25. 

 322. 1895) , 2. Schattengoniometer und Spiegelgoniometer (Verh. d. nat.- 

 med. Vereins. Heidelberg 7. November 1896) und 3. Grobgoniometer mit 

 Spiegeln und Autocollimation. Dieses letztgenannte Instrument wird aus- 

 führlich beschrieben. Der Krystall wird auf einer Justirvorrichtung be- 

 festigt, die durch zwei aufeinander senkrechte Drehungen gestattet, ihn zu 

 dem horizontalen Kreise polar zu stellen. Die Axe des letzteren ist mit 

 dem verticalen Kreise durch einen Bügel verbunden und dreht sich mit 

 diesem um dessen feste Axe, die in einer Büchse des Stativs läuft. Auf 

 die Flächen der nicht gut spiegelnden Krystalle legt man Spiegelplättchen 

 auf, die mit einem Tropfen Öl oder Wasser dicht an der Fläche haften. 

 Die Beobachtung geschieht durch ein besonders eingerichtetes Diopter. Zur 

 Messung legt man ein Spiegelplättchen der Reihe nach auf alle Flächen, 

 stellt eine nach der anderen ein und liest die Winkel ab. 



Das Instrument ist so stabil gebaut, dass es ohne Schaden und Fehler 

 Krystalle von 1 kg Gewicht tragen kann. K. Busz. 



x * 



