1 



I 



i 



74 C. Leiss, Neue Spectrometer. : 



Mittheilungen aus der R. FUESS'sehen Werkstätte. ; 



I. Neue Spectrometer. i 

 Von C. Leiss. 



(Mit 4 Holzschnitten.) j 



„v. .,• V,... Steglitz bei Berlin, October 1896. i 



Grosses Spectrometer I (Fig. 1) ! 

 Auf dem Kernstück des Dreifusses erhebt sich eine mit letzterem fest 



verbundene kräftige, nach oben sich verjüngende conische Axe, um welche ' 



der mit Verstrebung versehene Trägerarm A des Fernrohres F drehbar ; 



ist. Das Gewicht des Fernrohres F ist durch das Gegengewicht G äquili- | 

 brirt. Mit dem Fernrohrträger A fest verbunden ist der Nonienkreis, dessen 



Fig. 1. Grosses Spectrometer I. (Vs nat. Gr.) \ 



einander gegenüberliegende Nonien den in getheilten Kreis von 17 cm = 



Durchmesser bestreichen und direct 10" abzulesen gestatten. Die Thei- ; 



hingen sind auf Silber aufgetragen und durch eine Kappe mit 2 Durchblicks- 1 



Öffnungen vor Schäden geschützt. Zwei aplanatische Lupen erleichtern ■ 



die Ablesung. Zur Fixirung und Feinstellung des Fernrohrträgers dienen : 



die Schrauben a und b. ; 



Um Messungen an verschiedenen Stellen des Kreisumfanges vor- } 



nehmen zu können und damit etwaige Theilungsfehler zu vermeiden, ist \ 



der Theilkreis um eine besondere lange und conische Axe vermittelst des i 



Speichenrades K drehbar. Die Festklemmung und feine Einstellung des j 



Kreises erfolgt durch die Schrauben c und d. ; 



Das Prismentischchen T ist gleichfalls für sich allein und zwar mit i 



Hilfe der Griffscheibe t drehbar und kann durch die Schraube / fixirt i 



i 



I 



