C. Leiss, Neue Spectrometer. 



75- 



werden. Die Hoch- und Tiefstellung der das Prismentischchen tragenden 

 cylindrischen Stabführung erfolgt durch eine stark steigende Schraube 

 vermittelst des geränderten Knopfes h\ die Klemmung wird mit dem 

 Schlüssel s' an der Schraube ausgeführt. 



Um das Prismentischchen leicht gegen eine andere Vorrichtung, z. B. 

 einen Oentrir- und Justirapparat für Krystallwinkelmessungen, ein 

 Totalreflectometer nach Liebisch u. dergl. vertauschen zu können^ 

 ist dasselbe mit Hilfe der Schraube e auf einen Zapfen am Ende des 

 cylindrischen Stabes aufklemmbar. Die Justirung geschieht in der üblichen 

 Art durch 3 Schrauben. 



Das Fernrohr besitzt eine 20 fache Vergrösserung. Der Ocularauszug" 

 ist durch Zahn und Trieb beweglich. Zur Justirung des Fernrohres ist 

 das Fadenkreuz durch ein auf der Figur unter dem Ocular sichtbares 



Fig. 2. Grosses Spectrometer la mit Ablesung durch Scalenmikroskope. (^'e nat. Gr.) • 



Schräubchen in verticaler Kichtung verstellbar. Ausser dem geAvöhnlichen 

 Beobachtungsocular ist dem Spectrometer noch ein GAUSs'sches Ocular 

 beigegeben, das dazu dient, eine spiegelnde Fläche senkrecht zur Fernrohr- 

 axe zu stellen. | 



An dem Fussgestell fest angeschraubt sitzt die das Collimatorrohr C j 

 tragende Säule. Der mit grösster Sorgfalt hergestellte Spalt Sp ist durch 

 die mit Trommeltheilung versehene Mikrometerschraube Jfsymmetrisch : 

 verstellbar und kann bis auf ein Hundertstel des Millimeters verengt werden, j 

 ohne irgend welche Unregelmässigkeit zu zeigen. Als Index für die Ab- 1 

 lesung der Theiluug an der Schraube M .dient ein über einen kleinen : 

 Kähmen gespanntes Haar. Mit dem Griffknöpfchen v kann ein Vergleichs- 

 prisma vor- und weggeschlagen werden. 



Die freie Öffnung der Fernrohr objective beträgt 30 mm und verhält , 

 sich zur Brennweite wie 1 : 9. \ 



Sp\ 



\ 



