70 



C. Leiss, Neue Spectrometer. 



Grosses Spectrometer I a mit Ablesung durch Scalenmikroskope 



(Fig. 2, 3). 



Von genau gleicher Construction und Bauart wie Modell I besitzt 

 dieses Instrument anstatt der Ablesung mittelst Nonien eine solche 

 durch die von Hensoldt^ eingeführten Scalen- oder Schätzmikro- 

 skope {M und in Fig. 2), welche wegen der ausserordentlich raschen 

 und sicheren Ablesung in den letzten Jahren bei geodätischen und astro- 

 nomischen Messinstrumenten vielfach an Stelle der Schraubenmikroskope 

 und besonders der Nonien eingeführt worden sind. Aus Fig. 3, welche 



das Sehfeld des Scalenmikroskopes zeigt, 

 ist die Art der Ablesung ersichtlich. Der 

 Kreis des Modells la besitzt 10-Minuten- 

 theilung und ist von Grad zu Grad mit 

 mikroskopisch kleinen , pantographisch 

 aufgetragenen Ziffern versehen. Das 

 Sehfeld des Mikroskopes umfasst eine 

 Strecke von etwas über l'^ (6 Intervalle) 

 bei ca. 30 facher Vergrösserung. In der 

 Bildebene jedes Mikroskopes befindet sich 

 eine auf ein Glasplättchen getheilte Scala 

 von 10 Strichen, durch welche ein Inter- 

 Fig. 3. Sehfeld des Scalen- ^^^^ Kreistheilung (10') in 10 Theile 

 mikroskopes. (2/7 nat. Gr.) direct getheilt wird. Durch unmittel- 



bare Ablesung erhält man somit 1 Minute. 

 Nun kann aber, wie schon aus Fig. 3 hervorgeht, bei der starken Ver- 

 grösserung noch das Zehntel — also 6 Secunden — mit absoluter Sicherheit 

 geschätzt werden. Dem geübten Auge ist es sogar möglich, etwa das 

 Zwanzigstel durch Schätzung zu ermitteln und dadurch eine Feinheit in 

 der Ablesung bis auf 8 Secunden zu erreichen. 



Die Beleuchtung der Kreistheilung geschieht durch einen am unteren 

 Ende der Ablese-Mikroskope angebrachten Illuminator, welcher gestattet 

 von jeder beliebigen Seite her Licht einfallen zu lassen. 



Spectrometer II. 



Dieses Modell unterscheidet sich von No. I (Fig. 1) dadurch , dass 

 es in allen Theilen kleiner gehalten ist. Der verdeckte Silberkreis 

 besitzt einen Durchmesser von 140 mm und ist in ^'^ getheilt. Zwei 

 Nonien geben unmittelbar 30" an. Die Vergrösserung des Fernrohres ist 

 eine 15 malige; der einseitig sich öffnende, mit wegklappbarem Vergleichs- 

 prisma versehene Mikrometerspalt kann auf Wunsch durch einen symme- 

 trisch beweglichen wie bei Modell I und la ersetzt werden. Im Übrigen 

 ist die Drehung und Feinstellung des Fernrohres mit Nonienkreis, die 

 Drehung und Feinstellung des Theilkreises, die selbständige Drehung und 

 Fixirung des Prismentischchens, die Hoch- und Tiefstellung des letzteren 

 u. s. w. ganz wie bei No. I und Ja eingerichtet. 



^ Hensoldt, Zeitschr, f. d. Vermessungswesen. 8. Heft 10. 



