C. Leiss, Neue Spectrometer. 



77 



Spectrometer IIa. 



Im Habitus und in der constructiven Einrichtung' dem Modell II 

 gleichkommend, besitzt dieses Instrument wie la (Fig. 2, 3) Mikroskop- 

 ablesung am Theilkreis. Letzterer ist in eingetheilt, so dass mit vollster 

 Sicherheit durch die Scalenmikroskope 12" und bei einiger Übung sogar 6" 

 abgelesen werden können. 



Spectrometer III. 



Bei diesem Instrument, welches in seinen optischen und mechanischen 

 Theilen dem Modell II entspricht, ist der in 15'' getheilte und verdeckte 

 Silber kr eis nicht drehbar eingerichtet; die Theilung ist aber so sorg- 

 fältig ausgeführt und centrirt, dass die durch die Nonien abzulesenden 30" 

 mit voller Zuverlässigkeit gemessen werden können. 



Spectrometer IV (Fig. 4). 

 Fernrohr und Collimator wie bei den Modellen II und III. Mit dem 

 durch das Gewicht g ausbalancirten Träger des Fernrohres F sind , die 

 beiden, Minuten angebenden Nonien n und n' verbunden, welche den in 20" 



Fig. 4. Spectrometer IV. (Ve nat. Gr.) 



getheilten offenen Kreis von 15 cm Durchmesser bestreichen. Die feine 

 Einstellung des Fernrohres erfolgt nach Festklemmung mit der Schraube a 

 durch die Mikrometerschraube b. Das Prismentischchen T kann mit dem 

 cylindrischen Stab h hoch- und tiefgestellt und in jeder Lage durch die 

 Klemmschraube s, welche unter Vermittelung einer federnden Zunge gegen 

 den Stab drückt, fixirt werden. Nach Lösen der Schraube e kann das 

 Prismatischchen behufs Anbringung sonstiger Hilfseinrichtungen von dem 

 Stab h entfernt werden. 



Bei der Construction dieser Spectrometer ist darauf Rücksicht ge- 

 nommen, dass sie jederzeit mit Vorrichtungen zur Untei^suchung der totalen 



