78 



C. Leiss, lieber Universalgoniometer 



E,eflexion, der Polarisation des Lichtes durch Reflexion an 

 durchsichtigen oder absorbirenden Körpern, der Dispersion desLichtes 

 im Ultraviolett und im Ultraroth sowie zur Messung des 

 Winkels der optischen Axen versehen werden können. 



II. Ueber Universalgoniometer und Krystallrefractometer. 



Von C. Leiss. 



(Mit 2 Figuren.) 



Steglitz bei Berlin, October 1896. 



Neben dem in dies. Jahrb. Beil.-Bd. X. 192 von mir beschriebenen 

 Universalgoniometer, welches sich an das von E. v. Fedorow angegebene 

 €onstructionsprincip anlehnt, fertigt die Firma Füess nunmehr auch ein 

 solches, welches mit einigen Änderungen und Hinzufügungen nach dem 

 von CzAPSKi^ vorgeschlagenen Typus ausgeführt ist. 



Der charakteristische Unterschied beider Instrumente liegt in der 

 Anordnung des Krystallträgers und des Fernrohres. Bei dem v. Fedorow'- 

 schen Universalgoniometer sitzt der Krystallträger an der horizontalen Axe 

 und das Fernrohr steht fest; bei dem CzAPSKfschen Instrument dagegen 

 befindet sich derKrystall an derverticalenAxeunddasFern- 

 Tohr ist an dem Verticalkreis befestigt, mit welchem es 

 «ich um die horizontale Axe bewegt. 



Fig. 1 giebt eine perspectivische Ansicht des Instrumentes. In der 

 conischen Ausdrehung des Dreifuss-Kernstückes ist vermittelst des Speichen- 

 rades h die Axe des horizontalen Theilkreises H drehbar, letzterer be- 

 streicht zwei mit dem Dreifuss festverbundene Nonien n, auf welche Ab- 

 leselupen visiren. Die Feinstellung des Horizontalkreises E erfolgt nach 

 JFixirung der Schraube h mit der Mikrometerschraube h^. 



Die Hoch- und Tiefstellung des Krystallträgers geschieht vermittelst 

 «iner stark steigenden Schraube durch den Griff knöpf a ; zum Festklemmen 

 des Stabes s, auf welchem der Krystallträger befestigt ist, dient die 

 Schraube h. Um den Centrirapparat, welcher bei einem Theodolitgoniometer 

 nicht unbedingt erforderlich ist, gewünschten Falles auch gegen einfache 

 Tischchen verschiedener Grösse leicht auszutauschen, besitzt der cylindrische 

 Stab s an seinem oberen Ende einen Zapfen, auf welchen die verschiedenen 

 Krystallträger aufgesteckt und festgeklemmt werden können. 



Zur Drehung des in dem verticalen Ständer E gelagerten Vertical- 

 kreis V dient die mit Griff knöpfchen versehene Scheibe /*;. Die Fein- 

 stellung- wird nach Festklemmung der Schraube v durch die Mikrometer- 

 schraube ausgeführt. Zwei an dem Ständer E befestigte Nonien nV 

 deren Entfernung 180" beträgt, bestreichen die Theilung des Verticalkreises. 

 Die um einen gemeinsamen Arm drehbaren Ableselupen sind besonders 



^ S. CzAPSKi, Zeitschrift für Instrumentenkunde. 1893, p. 1. 



