nncl Krystalliefractometer. 



79 



gross gehalten, um so dem Auge des Beobachters ohne Einschränkung des 

 Sehfeldes eine grössere Entfernung von der Lupe zu gestatten. 



Das dem Krystall zugewandte Ende der durchbohrten Axe desYertical- 

 kreises ist durch eine eingeschraubte Linse /, das andere Ende durch das 

 Diaphragma d verschlossen. Diese einfache Anordnung ermöglicht, in 

 sehr bequemer und rascher Weise vor Beginn der Messungen die Ein- 

 stellung des Krystalls in den Schnittpunkt der horizontalen und verticalen 

 Axe vorzunehmen. 



Fig. 1. Universalgoniometer und Krystallrefractometer. 



Sowohl Horizontal- als auch Verticalkreis sind in \ Grade getheüt. 

 Die Nonien geben direct Minuten an , doch können halbe Minuten noch 

 mit Sicherheit geschätzt werden. Mit dem gebrochenen, durch das Gre- 

 wicht g ausbalancirten Fernrohr F ist wie hei dem v. FEDOROw'schen 

 Instrument die Signalgebung (Methode der Autocollimation) gleichzeitig 

 vereinigt. Eine vor das Objectiv zu schlagende Lupe dient zur Betrach- 

 tung der zu messenden Flächen. In die mit der Bildebene des Fernrohres 

 zusammenfallende und versilberte Kathetenfläche eines kleinen totalreflec- 



