80 



C. Leiss, Ueber Universalgoniometer etc. 



tirenden Prismas P ist nach Art der Fig. 2 ein Signalkreuz aufgezogen, 

 dessen Arme mit dem zur Einstellung dienenden Fadenkreuz unter einem 

 Winkel von 45" geneigt stehen. Die Beleuchtung des Signales 

 erfolgt durch ein in den seitlichen Rohransatz G leicht aus- 

 wechselbar eingesetztes Glühlämpchen, welches sein Licht auf 

 die ihm gegenüberstehende zweite Kathetenfläche des Prismas 

 sendet. 



Soll das Instrument als Krystallrefractometer zur 

 Messung der Grenzwinkel der totalen Reflexion 

 benutzt werden, so wird zunächst an Stelle des Krystall- 

 trägers (nach Lösung der Schraube c) das Totalreflecto- 

 meter T (Fig. 1) gebracht. Dasselbe besteht aus einer Halb- 

 kugellinse (nach Bertrand und Abbe) aus stark brechendem 

 Sehfeld^des Griese, welche auf einem besonderen Centrir- und Justirapparat 

 Fernrohrs. befestigt ist. Mit den 4 Schrauben z wird die Centrirung 

 und mit den 4 geränderten Kopfschrauben j die Normal- 

 stellung der Grund- (Auflage-) Fläche der Halbkugel ausgeführt. Die erstere 

 Correction wird schon vom Mechaniker besorgt, während die letztere vom 

 Beobachter vor Beginn der Messung selbst vorzunehmen ist. Zu diesem 

 Zweck wird, nachdem das Glühlämpchen in den Stromkreis eingeschaltet 

 und das Fernrohr annähernd in die höchst gelegene Stelle gebracht ist, 

 das Totalreflectometer vermittelst der Griffscheibe gedreht und im Fern- 

 rohr das gespiegelte Signalkreuz beobachtet ; letzteres darf, wenn die Ober- 

 fläche des Glaskörpers normal zur Umdrehungsaxe steht, seinen Ort Avährend 

 der Drehung im Sehfeld nicht verändern. Dass die Auflagefläche für das 

 Präparat des Glaskörpers auch mit der verlängerten Axe des Vertical- 

 kreises zusammenfällt, ist vor der Versendung eines jeden Instrumentes 

 bewerkstelligt. Ist die Justirung der Glaskugel vollzogen, so wird vor 

 das Objectiv eine in geeignete Fassung gebrachte Corrections-Linse 

 geklemmt, welche die aus der sphärischen Fläche der Halbkugel conver- 

 girend austi-etenden Strahlen in parallelstrahlige umwandelt. 



Die Beleuchtung des Präparates kann bei diesen Totalreflectometern, 

 wie bekannt, durch streifend einfallendes oder von unten her durch diffuses 

 homogenes Licht erfolgen. Im ersten Falle muss das Object mit durch- 

 sichtigen Seitenkauten , welche nur sehr geringe Höhe (bis zu \ mm) zu 

 besitzen brauchen, versehen sein. 



Zur Untersuchung der Polarisationsverhältnisse der Grenzcurven wird 

 vor das Ocular der mit Theilung versehene Analysator A gesteckt. 



Einfaches Modell. — Ausser diesem Universalgoniometer und Re- 

 fractometer fertigt die Firma Fuess noch ein zweites Modell nach dem- 

 selben Constructionsprincip , das im Allgemeinen etwas kleiner , und wo 

 dies angängig, einfacher gehalten ist. 



Der vollständige Centrir- und Justirapparat des grossen Instrumentes 

 ist bei diesem Modell nicht verwendbar ; es sind demselben dafür 4 Krystall- 



