228 



Mineralogie. 



Earl of Berkeley: On an accurate Met Ii od of determi- 

 ning the Densities of Solid s. (Mineralog. Mag. 11. No. 50. Sept. 

 1895. p. 64—68.) 



Bei der Bestimmung des specifischen Gewichtes mittelst des Pykno- 

 meters kommen besonders zwei Fehlerquellen in Betracht: 1. der Verlust 

 der riüssigkeit durch Verdunstung während der ganzen Operation, 2. die 

 Differenzen zwischen der wahren Temperatur des Erwärmungsbades, der 

 wahren Temperatur des gefüllten Pyknometers und derjenigen, welche das 

 Thermometer des Bades zeigt. Die Fehler sind besonders bei Anwendung 

 leicht flüchtiger Flüssigkeiten, wie z. B. CCl^ zur Bestimmung des speci- 

 iischen Gewichtes von in Wasser löslichen Salzen, recht bedeutend. Zur 

 Vermeidung derselben benutzt der Verf. ein cylinderförmiges Pyknometer 

 von ca. 12 ccm Inhalt, das mit einem Thermometer verschlossen wird und 

 das an der Seite eine Capillare hat. Das Thermometer gestattet eine 

 Ablesung von Schätzung von yi^," zwischen 10 und 20 ^ C. Das 



Princip der Methode besteht nun darin, dass die Bestimmung des Gewichtes 

 und die Ablesung der Temperatur gleichzeitig dann ausgeführt wird, wenn 

 die Flüssigkeit durch Verdunsten eine bestimmte Marke erreicht hat. Um 

 ferner die Fehlerquellen zu vermeiden, welche durch Niederschlag von 

 Feuchtigkeit auf der Oberfläche des Pyknometers, sowie durch die von 

 dem Pyknometer verdrängte Luft entstehen , wird als Gegengewicht ein 

 zweites Pyknometer von möglichst gleicher Gestalt und Grösse angewendet. 

 Die Bestimmungen nach dieser Methode ergaben eine Genauigkeit bis auf goVo- 



K. Busz. 



E. Mallard et H. Le Chatelier: Sur la Variation qu'eprou- 

 vent, avec la temper ature, les birefringences duQuartz, 

 de la Barytine et du Distheue. (Ann. de Chim. et de Phys. (7.) 

 6. p. 90-114. 1895.) 



Diese sehr verspätete zusammenfassende Darstellung der interessanten 

 Beobachtungen der Verf, über die bereits in dies. Jahrb. 1890. II. -189- 

 und 1891. I. -207 — 209- berichtet ist, enthalten gegenüber den früheren 

 Mittheilungen nichts wesentlich Neues ^ O. Mügge. 



John McCrae: Über Messung hoher Temperaturen mit 

 dem Thermoelement und den Schmelzpunkt einiger anorga- 

 nischer Salze. (Ann. d. Phys. N. F. 55. p. 95— 99. 1895.) 



Zur Bestimmung der Schmelzpunkte wurde ein Thermoelement aus 

 Drähten von Platin und Platinrhodium benutzt und die folgenden Werthe 

 gefunden : 



1 In dies. Jahrb. 1891. I. -208- Z. 14 v. u. ist zu lesen 1,165, an- 

 statt 0,165. 



