94 
schaftlich gehoben, so zwar, dass zum Anheben während der 58 Secunden, 
die von 1 bis 59 verfliessen, bei jedem Secundenschlage ein gleicher sehr 
kleiner Antheil der Gesammtarbeit consumirt wird. Schleift man nun 
die Enden von a 2 und & beim Adjustiren so ab, dass das Abfallen 
erst während des Zeigerspringers, und nicht in jener Periode stattfindet, 
während welcher das Steigrad dem Anker den Impuls ertheilt, so bleibt 
auch in den beiden Bewegungsperioden von 59 bis 60 und 60 bis 1 
der Impuls, welchen das Pendel vom Steigrade empfängt, gleich gross. 
Die Contactvorrichtung entspricht sonach allen gestellten Bedingungen, 
d. h. sie thut dem regelmässigen Gang der Normaluhr keinen Eintrag, 
das Zeitintervall von einem Contacte bis zum nächsten ist scharf eine 
Minute, der Strom bleibt nur eine Secunde geschlossen und 59 Secun- 
den unterbrochen und ausserdem wird der Contact durch Berührung von 
zwei Plattintheilen bewirkt, gerade so wie diess bei den gewöhnlichen 
Tastern des Morse'schen Telegrafenapparates geschieht, und sich durch 
langejahre Erfahrung als verlässlich erwiesen hat. 
Im nebenstehenden Holzschnitt (Fig. 4) ist eine 
schematische Darstellung der Leitung zu seheu. Innerhalb 
des ührkastens ist ein Taster angebracht, welcher mit 
den Federn a h und & 5 leitend verbunden ist ; wird dieser 
Taster gedrückt, so entsteht der Contact unabhängig von 
der im Uhrwerk angebrachten Contactvorrichtung, wird 
der Taster losgelassen, so hört der Contact auf; es ist 
somit der Taster für gewöhnlich in Bezug auf die Leitung 
als gar uicht vorhanden zu betrachten. B ist dieBatterie, Z 
ist das Zeigerwerk und B ein Indicator für die Stromstärke. 
Der Taster T dient dazu, das Zeigerwerk zu richten, 
wenn es nöthig sein sollte, die Uhr selbst einmal zu richten. 
Die Batterie besteht aus Meidinger'schen Elemen- 
ten, welche ohnediess allgemein bekannt sind; damit 
jedoch das Nachgiessen des verdunsteten Wassers selbst- 
tätig erfolge, wurde ober jedes Element ein mit Wasser 
gefüllter Glaskolben mit der Mündung nach unten so 
aufgesetzt, dass der Rand der Kolbenmündung in jenem 
Niveau steht, in welchem die Flüssigkeit im Elemente 
erhalten werden soll. Sinkt das Flüssigkoitsniveau im 
Elemente, so steigt eine Luftblase in dem Glaskolben auf und 
etwas Wasser ergiesst sich aus dem Kolben in das Element. Die Mündung 
des Kolbens muss circa 20 Millimet. weit sein; engere Mündungen 
werden durch die Ausscheidungen aus der Salzlösung verklebt. 
Figur 4. 
R 
