106 
Aus der Construction (Fig. 7) lassen sich aber, die Werthe x { , x 2 , 
ff, y x und u abmessen, somit findet man 
6 = 8 Pi- 
tt 
Po 
u 
p 2 : ' ... . * ' - 
y 2 = x 2 — ■ 
u 
Po 
S — ff ±X 
u 
p 
und p. — y. =X 
Es ist somit © die Minimal-Stromstärke und wegen (3) w 8 die 
Maximal-Stromstärke, zwischen welchen Werthen der arbeitende Strom 
schwanken darf. 
"Dreht man jetzt die Schraube a 2 (Fig. 5) um £, Schraubengänge 
über die Nullstellung, sodann die Schraube « 4 so weit herab, dass 
b x sich gerade an die Stellschraube unter b { legt, und dreht nun a 2 
um s Schraubengänge zurück, so dass a 2 um y, — s = y 2 Gänge ober 
der Nullstellung steht, so sind die Schrauben regulirt. Legt man 
endlich bei a 3 ein Gewicht p x auf, so ist das Zeigerwerk so justirt, 
das es allen gestellten Anforderungen entspricht. 
