24 



A. J. Angstrom et T. R. Thalen,- 



traordinairement grande, on voit passer alternativement les deux courants 

 d'induction, si Ton ferme ou interrupte lentement le courant primitif. Au 

 commencement de ['experience, je n'ai pu voir aucnne trace de l'aureole brun- 

 jaunatre, mais le courant ay ant traverse quelque temps Fair renferme, on 

 peut distinguer les bandes nuancees de l'aureole, quelque faibles qu'elles 

 soient. Est-ce done, peut-on demander, que la vapeur d'eau sera necessaire 

 a la formation du bioxyde d'azote qui donne l'aureole au pole positif; — 

 e'est la ce qu'a pense quelquefois Angstrom sans pouvoir decider la ques- 

 tion. Quoi qu'il en soit, l'etude de la lumiere violette au pole negatif vient 

 de devenir d'une importance extraordinaire par le fait indique par ANGSTROM, 

 nous voulons dire que les bandes faiblement eclairees du spectre de l'aurore 

 boreale coincident avec celles du spectre au pole negatif. 



Pour le present je me restreins a annoncer les experiences ci-dessus; 

 line autre fois je pourrai peut-etre les continuer. 



§ 5. Sur la determination des longueurs d'onde des rates et 



des bandes spectrales. 



Apres avoir etudie soigneusement quelles raies doivent etre attri- 

 butes a cliacun des gaz en question, les determinations des longueurs d'onde 

 des raies et des bandes spectrales out ete faites au moyen de deux metho- 

 des un pen differentes, savoir par l*enregistrement dans le spectre solaire 

 et par des mesures micrometiiques. Aux determinations definitives, lorsqu'il 

 s'est agi des spectres de Toxyde de carbone, du bioxyde d'azote et de celui 

 de la lumiere au pole negatif, l'incandescence du gaz a eu lieu dans des 

 tubes de Geissler. Puisque, dans ces tubes, l'intensite de la lumiere electri- 

 que est en general tres faible, on congoit qu'en faisant coincider le fil ver- 

 tical du reticule avec les raies brillantes du spectre, il fut necessaire d'ex- 

 clure du champ de vision du spectroscope la lumiere solaire et de deter- 

 miner ensuite par la situation trouvee du fil entre les raies fraunhoferiennes 

 la longueur d'onde de la bande ou de la raie en question. Or, puisque 

 dans ce eas la lumiere solaire devait passer au travers du tuyau etroit du 

 tube de Geissler, ce tuyau fonctionnant comme line lentille cylindrique, une 

 parallaxe plus ou moins grande pouvait avoir lieu quelquefois, et par suite 

 il faut remarquer que cette metliode n'est pas en general susceptibel dans 

 le eas actuel de la meme exactitude qu'a l'ordinaire. Cependant, afin de 

 diminuer autant que possible les erreurs provenues de la parallaxe, j'ai 

 employe les moyennes des determinations faites. 



