-2- 



Mineralogie. 



eingehenden Prüfung der Frage, wie weit die Genauigkeit der Hauptgesetze 

 der geometrischen Kristallographie bei künstlich erhaltenen Kristallen reicht. 

 Es ergab sich, daß das Sj^mmetriegesetz, sowie das Gesetz der Winkelkonstanz 

 weniger genau erfüllt sind als das Zonengesetz ; der Genauigkeitsgrad, mit 

 welchem der Winkelkonstanz genügt wird, ist nicht für alle Zonen einer 

 Substanz der gleiche , sondern hängt von der Eichtung ab. Dieses auf- 

 fallende Verhalten wurde beim unterschwefligsauren Calcium und bei 

 Alaunen wahrgenommen. Diejenigen Flächen , welche am wenigsten von 

 der idealen Lage abzuweichen imstande sind, unterliegen am leichtesten 

 einem Zerfall in Vizinalflächen ; z. B. genügt beim Alaun schon eine Ab- 

 lenkung von 4' von der idealen Lage zur Hervorrufung von Vizinalflächen 

 auf den Oktaederebenen, während für die Dodekaeder- und Würfelflächen 

 Ablenkungen bis 12° ohne Zerfall möglich sind. Dementsprechend wird 

 das Oktaeder am genauesten, Hexaeder und Dodekaeder weniger genau 

 ausgebildet. E. Sommerfeldt. 



V. de Souza-Brandäo : Über ein Mikroskopgoniometer. 

 (Zeitschr. f. Krist. 39. p. 583-593. 1904.) 



Durch Verbindung eines in Horizontalstellung umgelegten Mikroskops 

 mit einem KLEiN'schen Universalapparat gröiDeren Modells gewinnt Verf. 

 ein Mikroskopgoniometer, bei welchem als Signal das einer LASSAR'schen 

 Lupe, welche auf einem besonderen Stativ montiert wird, zu benutzen ist. 

 Das Mikroskop muß die Anwendung der Autokollimationsmethode ge- 

 statten, welche sich zwar nicht für die Messung an den Kristallen selbst 

 als geeignet, aber zur Korrektion der Lage der Goniometerachse als not- 

 wendig erwies; Verf. benutzt für diesen Zweck die Vertauschung des 

 Innennicols mit einem Spiegelilluminator und verwandelt durch eine ge- 

 geeignete an Stelle der Bertrandlinse einführbare Lupe das Mikroskop in 

 ein terrestisches Fernrohr. E. Sommerfeldt. 



A. E. H. Tutton: Das Elasmometer, ein neuer Interferenz- 

 Elastizitätsapparat. (Zeitschr. f. Krist. etc. 39. 1904. p. 321—356. 

 Mit 6 Abbildungen im Text.) 



Verf. hat seinen Apparat konstruiert, um seine Untersuchungen über 

 den physikalischen Charakter der Kristalle isomorpher Salze auf die Be- 

 stimmung ihrer Elastizität auszudehnen. Es ist ein verbesserter KocH'scher 

 Apparat (vergl. dies. Jahrb. 1884. II. -156-), der später in ähnlicher Weise 

 von Beckenkamp (dies. Jahrb. 1886. II. -1-), Vater (dies. Jahrb. 1888. 

 II. -202-) und Niedmann (dies. Jahrb. 1889. II. - 1 -) benutzt wurde. 

 Derselbe wird im ganzen sowie in seinen einzelnen Teilen eingehend be- 

 schrieben und abgebildet. Zu diesen einzelnen Teilen gehört u. a. der 

 Interferometer, übereinstimmend mit der Vorrichtung, die Verf. bei seinem 

 Interferenzdilatometer (dies. Jahrb. 1901. I. -168-) benutzt hat und dessen 

 Beobachtungsteleskop mit einer Autokollimationsseitenröhre verbunden und 



