﻿-356- 



Mineralogie. 



F. E. Wright: A new thermal microscope for the measure- 

 ment of the optical constants of minerais at high temperatures. 

 (Journ. of the Washington Acad. of Sc. 1913. 3. p. 232—236.) 



Ein Mikroskop mit gleichzeitig drehbaren Nicols wird mit einem ganz 

 von einem Wassermantel umgebenen elektrischen Öf chen versehen. Die Kristall- 

 platte und das Thermoelement werden seitlich eingeführt (Abbildung im Original). 

 Der Halter der Kristallplatte kann meßbar um seine Achse gedreht und leicht 

 aus dem Ofen entfernt werden. Die Justierung einer Platte senkrecht zur 

 1. Mittellinie, so daß die A.E. senkrecht zur Drehungsachse des Halters steht, 

 geschieht an einem zweiten Mikroskop mittels Autokollimation. Jetzt kann 

 u. d. Heizmikroskop bis 1200° gemessen werden: die Doppelbrechung mit 

 Hilfe eines Kompensationskeiles (die Wärmeausdehnung der Platte darf meist 

 vernachlässigt werden); Auslöschungswinkel, am besten mit der Biquarz- 

 Keilplatte; der optische Achsen winkel durch Drehung der Platte, bis 

 beim Drehen des Nicols konstante Helligkeit erscheint (Genauigkeit + 1° an 

 günstigen Schnitten). H. E. Boeke. 



A.J.Moses: A Scheme for Utilizing the Polarizing Micro- 

 scope in the Determination of Minerals of Non-metallic Lustre. 

 (School of Mines Quarterly. 1913. 34. p. 305—334.) 



Um das Polarisationsmikroskop in Verbindung mit chemischen Reaktionen 

 in der Bestimmimg von Mineralien mit nicht-metallischem Glanz anzuwenden, 

 hat Verf. Tabellen, bestehend aus 34 Abteilungen, zusammengestellt. Das 

 Untersuchungsverfahren ist (1) Geschmack, (2) Verhalten auf Kohle mit Soda. 

 (3) Verhalten in der Platinpinzette, (4) Löslichkeit in verdünnter Salzsäure, 

 (5) Feinverteilung und Montierung und (6) mikroskopische Untersuchung. 

 Zur mikroskopischen Untersuchung wird das Mineral so fein verteilt, daß die 

 einzelnen Körner eine durchschnittliche Größe von 0,03—0,04 mm besitzen. 

 Das Studium der mikroskopischen Eigenschaften besteht dann aus (1) Unter- 

 suchung ohne Nicols — Umgrenzung der Körner, Farbe, Einschlüsse ; (2) Unter- 

 suchimg mit Polarisator — Brechungsindizes, Pleochroismus; (3) Untersuchung 

 bei gekreuzten Nicols und in parallelem Lichte — Auslöschung, Doppelbrechung, 

 Hauptentwicklung; (4) Untersuchung bei gekreuzten Nicols und in kon- 

 vergentem Lichte — Interferenzfigur, optischer Charakter. 



Diese Tabellen scheinen als Hilfsmittel zur Bestimmung von Mineralien, 

 besonders im fein verteilten Zustande, sehr gut geeignet zu sein, und werden 

 wohl in der bestimmenden Mineralogie weite Anwendung finden. 



E. H. Kraus. 



