Allgemeines. Kristallographie. Mineralphysik etc. -185- 



Granite von Oos bei Baden-Baden. Aus der dortigen Gegend 

 wurden Gesteine untersucht wegen der starken Radioaktivität der Quellen 

 von Baden-Baden. Das Material wurde aus dem Lehmschacht der Dampf- 

 ziegelei Oos zu Oos entnommen, die Granite aus dem Abraum. 



Granit I. Es wurde eine Aktivität entsprechend 5,10~ 5 g in 1 g Ge- 

 stein nachgewiesen. 



Granit II, verwittert. Thorium war nicht zugegen. Die Aktivität des 

 Gesteins war lediglich auf die Anwesenheit von Radium zurückzuführen. Der 

 Unterschied von dem Granit I ist sehr auffallend. Jedenfalls ist kein Grund 

 zu der Annahme, daß in dem Granit II das Thorium vom Wasser fortgeführt 

 sein sollte. 



Ton von Oos. Grüne und blaue Tone zeigten schwache Aktivität, die 

 aber nicht weiter untersucht wurde. 



Zum Schluß wird ein analytischer Gang zur Trennung der radioaktiven 

 Körper angegeben. Max Bauer. 



E. A. Wülfing: Über Projektion mikroskopischer Objekte, 

 insbesondere im polarisierten Licht. (Sitz.-Ber. Heidelberger Akad. 

 d. Wiss. Math.-nat. Kl. 1911. 36. Abh. 40 p. Mit 1 Taf. u. 10 Textfig.) 



Verf. macht an der Hand geometrisch-optischer Betrachtungen Mit- 

 teilungen, wie die Anordnimg der Linsen in einem Projektionsapparat für 

 mineralogisch-petrographische Zwecke am zweckmäßigsten getroffen wird. 

 Ein solcher Apparat, der alle an ihn billigerweise zu stellenden Anforderungen 

 nach den ausführlichen Auseinandersetzungen so vollkommen als möglich 

 entspricht, wird auch beschrieben und abgebildet. Die interessante und lehr- 

 reiche Abhandlung, die geeignet ist, eine Lücke in der Literatur über diesen 

 Gegenstand auszufüllen, läßt sich kaum im Auszug wiedergeben, es mögen daher 

 alle, denen solche Apparate von Wichtigkeit sind, darauf hingewiesen werden. 

 Verf. selbst faßt die Ergebnisse seiner Untersuchungen folgendermaßen kurz 

 zusammen: 



1. Mikroprojektionen im polarisierten Licht sind im allgemeinen mit 

 drei Beleuchtungslinsen auszuführen, die als Kollimator, Kollektor und Kon- 

 densor unterschieden werden. Der Kollimator nimmt einen möglichst großen 

 Lichtkegel von der Lampe auf, der Kollektor sendet dieses Licht durch den 

 Polarisator weiter und der Kondensor erfüllt die doppelte Funktion der Ver- 

 einigung dieses Lichts auf dem Objekt und der Leitung dieses selben Lichts 

 durch das Objektiv. 



2. Bei starken Vergrößerungen ist die Bildhelligkeit bei Verwendung 

 einer 30-Ampere-Lampe nicht größer als bei einer 5-Ampere-Lampe, weil mit 

 der stärkeren Vergrößerung das zu beleuchtende Objekt immer kleiner wird 

 und weil mit der Konzentration des Lichts auf diesem kleinen Objekt die Apertur 

 der Strahlen so groß wird, daß sie von den Objektiven nicht mehr aufgenommen 

 werden kann. 



3. Der beste Kollimator für Mikroprojektion ist eine 1911 von C. Zeiss 

 konstruierte, teilweise asphärisch begrenzte und dadurch aplanatische Linse. 



m** 



