-190- 



Mineralogie. 



Röhren aus geschmolzenem Bergkristall. (Sitz.-Ber. Heidelb. Akad. 

 d. Wiss. Math.-naturw. Kl. 1912. 2. Abh. p. 1—75.) 



IV. — : Über die Bestimmung des Wassers und der Kohlen- 

 säure in Mineralien und Gesteinen. (Zeitschr. f. anorg. Chemie. 75. 

 1912. p. 365—376.) 



I, IL Für die Ludwig Sipöcz'sche Methode werden eine Reihe von Ver- 

 besserungen angegeben, von denen die wichtigsten sind die Verwendung von 

 Erhitzungsröhren aus geschmolzenem Bergkristall, ferner von Natriumcarbonat 

 an Stelle des hygroskopischen Kalium-Natriumcarbonats und, für die Lieferung 

 eines genügend vorgetrockneten Luftstromes, die Benutzung von mit Schwefel- 

 säure gefüllten Kugelgasometern außer den sonstigen Trockenapparaten. 



III, IV. Weiter erzielten die Verf. gute Resultate bei der Bestimmung des 

 Wassers und der Kohlensäure in Mineralien und Gesteinen durch direktes 

 Erhitzen in Röhren aus geschmolzenem Bergkristall (III, IV) oder aus Platin- 

 Iridium (IV) bei genügend hohen Temperaturen, wie sie sich bequem mit einem 

 elektrisch heizbaren Röhrenofen nach Heraeus erreichen lassen. Quarzglas- 

 röhren entglasen bei öfterem Erhitzen auf 1200° und darüber zu Tridymit und 

 werden dadurch brüchig und undicht. Deshalb sind Platin- Iridiumröhren 

 trotz ihres hohen Preises vorzuziehen. Bei Anwendung von Temperaturen 

 von 1250 — 1350° stimmten die für Wasser gefundenen Werte stets nahe überein 

 mit denjenigen nach der Ludwig SiPöcz'schen Methode, ebenso gelang es dann 

 auch, alle Kohlensäure auszutreiben und zu ermitteln. Bezüglich weiterer 

 Einzelheiten sei auf die Arbeiten selbst verwiesen. J. Uhlig. 



M. Brillouin: Methode interf erentielle pour la determination 

 des modules de torsion des cristaux. (Compt. rend. 153. p. 710. 1911.) 



Die zur vollständigen Bestimmung der Elastizitätskoeffizienten an 

 Kristallen nötigen Torsionsbeobachtungen stellen an die Homogenität und 

 Größe der Kristalle Anforderungen, denen nur bei wenigen bisher genügt werden 

 konnte. Sie können aber nach Verf. ersetzt werden durch Messung der De- 

 formation der Oberfläche an gebogenen Plättchen von nur wenigen Millimetern 

 Größe. Legt man auf ein planparalleles Kristallplättchen ein ebenes Glas- 

 plättchen, macht die Grenzflächen beider parallel, was an den auftretenden 

 Interferenzen zwischen ihnen zu erkennen ist, so erscheinen beim Biegen des 

 Kristallplättchens zwischen ihm und dem Glasplättchen Interferenzkurven, 

 welche die Punkte gleicher Verschiebung (u = konstant) anzeigen und deren 

 Form (im allgemeinen schiefe, zum Blättchen exzentrische Hyperbeln) mit 

 einem metallographischen Mikroskop zu messen sind und die Bestimmung 

 des Verhältnisses zweier /^-Größen zu einer dritten gestatten. Bei einem 

 triklinen Kristall sind 15 voneinander unabhängige derartige Beobachtungen 

 nötig, aus welchen sich noch 24 Kontrollgleichungen zwischen den 21 

 Fundamentalmodulen ergebem O. Mügge. 



