14 



H. Dudenhausen, Optische Untersuchungen 



Die folgenden Untersuchungen über den Brechungsexpo- 

 nenten an verschiedenen Fluoritkrystallen und gefärbtem Stein- 

 salz wurden ausgeführt mit dem Eeflexionsgoniometer und 

 Refractometer von R. Fuess, und zwar wurde jede Bestimmung 

 gemacht für Na-, Tl- und Li-Licht. Das Instrument gestattete 

 Ablesungen bis zu 30", doch waren mit Leichtigkeit 15" abzu- 

 lesen. Über den hierbei entstehenden Beobachtungsfehler macht 

 Mascart in seinem Werke „Traite d'Optique" (Paris 1893. 3, 

 590) folgende Angaben. Ist A der brechende Winkel des 

 Prismas, D der Winkel der kleinsten Ablenkung, so dass also 



so ist 



. A . A+D 



n sin — = sin — ^ — , 



» - 2 Ct * 



wo e den Ablesungsfehler bezeichnet. Ist der Winkel A, wie 

 bei der vorliegenden Bestimmung, nicht sehr verschieden von 

 60°, so folgt daraus 



= — L= = 0,2887 



n 2\/3 

 und wenn e = 30" angenommen wird, 



— = 0,000042. 

 n 



Demnach würde also der durch die Ablesung entstehende 

 Fehler sich nur bis auf vier Einheiten der fünften Decimale 

 bemerklich machen, Erfahrungsgemäss liefert die Prismen- 

 methode jedoch andere Fehlerquellen, welche eine derartige 

 Genauigkeit nur in den seltensten Fällen zulassen ; vor Allem 

 bietet die Herstellung vollkommen ebener Prismenflächen bei 

 der bedeutenden Spaltbarkeit des Fluorits und Steinsalzes 

 erhebliche Schwierigkeiten, und es werden deutliche Signale, 

 besonders im reflectirten Lichte, häufig erst nach erheblichem 

 xibdecken der Flächen erhalten. Die benutzten Flussspath- 

 prismen wurden geschliffen in der Werkstätte von Dr. Steeg 

 und Reuter, Homburg, die Signale waren bei manchen Flächen 

 fast ohne jedes Abdecken recht gut, andere Flächen dagegen 

 bedurften einer sehr starken Abdeckung, wodurch dann häufig 

 die Li- und Tl- Signale für eine hinreichend genaue Beobachtung 

 zu schwach wurden. Der brechende Winkel wurde zunächst 



