Referate. 



A. Mineralogie. 



A. Brezina: Das neue Goniometer der k. k. geologischen 

 Keichsanstalt. (Jahrb. d. geolog. Eeichsanst. 1884. 34. 321—334.) 



E. Schneider: Über eine neue Justirvorrichtung an 

 einem Krystallgonionieter. (Zeitschr. f. Instrumentenkunde. 1884. 

 4. 242.) 



Das von Brezina beschriebene Goniometer besitzt den Habitus der 

 MiTSCHEELiCH'schen Goniometer mit Verticalkreisen , wie sie früher von 

 Oertling in Berlin gebaut wurden, und soll für die Fälle ausreichen, in 

 welchen die Beschaffenheit der Krystalle eine grössere Genauigkeit als 

 2—3 Minuten in der Messung der Flächenwinkel, nicht erzielen lässt. Dem 

 centralen Stabe, welcher den Centrirkopf trägt, ist die von B. Fdbss ein- 

 geführte Verschiebung ertheilt. Für den Centrirkopf selbst ist die von 

 V. von Lan& vorgeschlagene Construction gewählt. Die Nachtheile der 

 auffallend schmalen und daher in ihrer Gleitbahn unsicheren Cylinder- 

 schlitten dieser Vorrichtung werden an einer horizontalen Axe in stärkerem 

 Maasse hervortreten müssen, als es an einer verticalen Axe der Fall sein 

 würde. Die relativ breiten Cylinderschlitten der FuEss'schen Construction 

 sind jedenfalls vorzuziehen. Bemerkenswerth sind die sinnreichen Schnei- 

 DER'schen Differentialschrauben (vgl. die zweite der oben citirten Abhand- 

 lungen) , welche eine grobe und eine feine Bewegung der Centrir- und 

 Justirschlitten auszuführen gestatten. Namentlich bei der Centrirung wird 

 eine schnellere Einstellung zuweilen angenehm sein. Ob die Einführung 

 dieser erheblich complicirteren Einrichtung bei feineren Instrumenten vor- 

 teilhaft ist, würde noch näher zu prüfen sein. Dass die zur Messung- 

 unbeständiger Substanzen dienende Stopfbüchse keineswegs ein Attribut ist. 

 welches sich nur an Verticalinstrumenten anbringen lässt, ist schon bei der 

 Beschreibung der entsprechenden Vorrichtung der FüEss'schen Goniometer 

 dargelegt worden (dies. Jahrb. 1885. I. 76). Dem wesentlichen Nachtheil 

 der älteren Verticalinstrumente, welcher durch die Beschränkung auf einen 

 bestimmten Einfallswinkel des Lichtes herbeigeführt wird, hat Brezina 



p *** 



