-2- 
Mineralogie. 
p.  626 — 633)  in  Verbindung  mit  dem  Modell  Ia  des  Verf.'s.  Es  besitzt  eine 
vollkommene  Beleuchtimgseinrichtung  durch  Anwendung  eines  großen 
ABBE'schen  Kondensators  und  einen  diesem  entsprechenden  großen  Ahrens- 
schen  Polarisatornicol,  der  eine  vollwertige  Ausnützung  des  Kondensators 
gestattet.  Es  ist  für  eine  gemeinsame  Nicoldrehung  eingerichtet  und  man 
kann  das  Sehfeld  der  Okulare  voll  ausnützen,  sogar  das  von  solchen  mit 
vergrößertem  Sehfeld.  Das  Instrument  ermöglicht  für  die  verschiedenen 
Untersuchungszwecke  folgende  Kombinationen:  1.  Der  Polarisator,  Ana- 
lyseur  und  das  Fadenkreuzokular  drehen  sich  gleichzeitig.  2.  Der  Polari- 
sator bleibt  stehen,  Analyseur  und  Fadenkreuzokular  drehen  sich  gleich- 
zeitig. 3.  Polarisator  und  Analyseur  drehen  sich  gleichzeitig,  während 
das  Okular  stehen  bleibt.  4.  Der  Polarisator  und  das  Okular  stehen  fest 
und  nur  der  Analyseur  ist  drehbar.  Der  drehbare  Objekttisch  ist  besonders 
groß  (13  cm  Durchmesser).  Für  Oberflächenbeleuchtung  ist  ein  besonderes 
Glühlämpchen  beigegeben.  Max  Bauer. 
C.  Leiss:  Mikroskop  mit  gemeinsamer  Nicoldrehung 
in  vereinfachter  Form.  (Zeitschr.  f.  Krist.  47.  1910.  p.  377,  378. 
Mit  1  Textfig.) 
Der  Polarisator  und  der  dem  Tubus  eingeschaltete  Analyseur  werden 
gleichzeitig  gedreht.  Die  Drehung  kann  au  Teilkreisen  abgelesen  werden ; 
sie  kann  bis  180°  gehen.  Soll  der  Analyseur  allein  gedreht  werden,  so 
läßt  sich  ein  Teil  des  Mitnehmerarms  hoch  klappen.  Die  Vorrichtung 
kann  an  jedem  neuen  Modell  der  FuESs'schen  Mikroskope  angebracht  werden. 
Max  Bauer. 
Robert  Marc:  Über  die  Kristallisation  aus  wässerigen 
Lösungen.  Vierte  Mitteilung.  (Zeitschr.  f.  phys.  Chemie.  73. 
p.  685—723.  1910.) 
Die  folgenden  Tatsachen  werden  als  sicher  registriert:  Die  Kristalli- 
sation ist  im  Gegensatz  zur  Auflösung  ein  relativ  langsamer  Vorgang 
und  läßt  sich  verhältnismäßig  leicht  von  dem  Diffusionsvorgang  unabhängig 
erhalten,  Die  Geschwindigkeit  ist  bei  niedrigen  Temperaturen  dem  Quadrat 
der  Übersättigung  proportional;  bei  höheren  Temperaturen  dagegen  der 
Übersättigung  einfach  proportional;  der  Übergang  von  dem  Vorgang  der 
zweiten  zu  dem  der  ersten  Ordnung  vollzieht  sich  in  einem  relativ  kurzen 
Temperaturintervall,  und  scheinbar  ohne  daß  merkliche  Übergangsstufen 
zu  beobachten  wären.  In  allen  Fällen  wird  die  Geschwindigkeit  des 
Kristallisationsvorgangs  durch  Zusatz  solcher  Stoffe,  die  vom  Kristall  ad- 
sorbiert werden,  verlangsamt,  eventuell  .praktisch  gleich  Null  gemacht. 
Daß  die  anfärbenden  Zusätze  durch  Adsorption  färben,  ließ  sich  durch 
spezielle  Versuche  bestätigen,  auch  konnte  gezeigt  werden,  daß  die  Ab- 
bremsung  des  Vorgangs  zu  der  Farbstoff  konzentration  in  einem  Verhältnis 
steht,  das  auf  eine  Anlagerung  desselben  schließen  läßt,  die  nicht  dem 
HENRY'schen  Gesetz,  sondern  dem  Adsorptionsgesetz  entspricht. 
