Kristallographie.   Mineralphysik.  Allgemeines. 
-325- 
verschiebbaren  Hilfslinse  nicht  den  von  ihm  gestellten  Bedingungen  voll- 
ständig entsprechen  und  daß  infolge  dessen  die  Leistungen  dieser  Instru- 
mente nicht  so  sind,  als  sie  bei  richtigen  Verhältnissen  sein  könnten. 
Um  dies  in  Zukunft  zu  vermeiden ,  werden  die  Brennweiten  und  Ver- 
schiebungsgrößen der  wichtigsten  Linsen  in  übersichtliche  Beziehung  zu 
den  Fernrohrvergrößerungen  gebracht.  Es  wird  besonders  besprochen  die 
Verschiebung  des  Okulars  und  die  der  Hilfslinse  und  Zahlenbeispiele  dazu 
gegeben  unter  Voraussetzung  der  oben  zitierten  Beschreibung  und  der  in 
der  neuen  Auflage  von  Rosenbüsch's  Physiographie  1.  1.  Hälfte  gegebenen 
Darstellung.  Ein  Auszug  ist  kaum  möglich ,  es  sei  daher  hier  auf  das 
Original  verwiesen.  Max  Bauer. 
Gr.  W.  Grabham:  An  improved  form  of  petrological  micro- 
scope:  with  some  general  notes  on  the  illumination  of 
microscopic  objects.  (Min.  Mag.  15.  p.  335 — 349.  London  1910.  Mit 
1  Taf.  und  5  Textfig.) 
Es  handelt  sich  um  Verbesserungen  an  dem  petrographischen  Mikroskop 
mit  drehbaren  Nicols  und  festem  Objekttisch.  Der  Teilkreis  ist  mit  dem 
Okular  verbunden,  und  nicht  mehr  unterhalb  des  Objekttisches.  Der  den 
Polarisator  enthaltende  Teil  ist  mit  Zentrierschrauben  versehen,  mit  einer 
Irisblende  und  mit  Einrichtung  zur  Aufnahme  von  Farbenfiltern.  Ferner 
ist  über  dem  Polarisator  ein  Revolver  angebracht,  für  zwei  Kondensor- 
liusen  —  eine  stärkere  und  eine  schwächere  —  und  mit  einer  Öffnung 
für  die  Beobachtung  im  parallelen  Lichte.  Besonders  für  photographische 
Zwecke  kann  in  dem  Tubus  ein  zweiter,  in  einem  Schlitten  beweglicher 
Analysator  eingeschoben  werden.  Diese  Einrichtung  ermöglicht  vor  allem 
einen  sehr  bequemen  Übergang  von  parallelem  zu  konvergentem  Licht  und 
den  Gebrauch  verschiedener  Kondensoriiiisen. 
Es  folgen  Bemerkungen  über  die  Beleuchtung  der  Objekte  und  die 
durch  verschiedenartige  Beleuchtung  hervorgerufenen  Erscheinungen,  ins- 
besondere auch  eine  Erklärung  der  sogen.  BECKE'schen  weißen  Linien ; 
in  bezug  hierauf  sei  auf  die  Originalarbeit  verwiesen.  K.  Busz. 
C.  Leiss:  Über  zwei  neue  Mikroskope  für  petrographisch e 
und  mineralogische  Studien.  (Zeitschr.  f.  Krist.  49.  1911.  p.  193 
—198.  Mit  2  Textfig.)  [Vergl.  diesen  Band  p.  - 1  -  und  das  folgende  Ref.] 
1.  Neues  großes  Mikroskop,  Modell  It>  nach  Soüza  BRANDäo. 
Es  sollte  alle  Vorteile  der  modernen  mineralogischen  Mikroskope 
mit  der  Möglichkeit  verbinden,  die  Universalmethode  ohne  Zuhilfenahme 
von  Attributen  anzuwenden.  Daher  ist  der  Objekttisch  in  zwei  zueinander 
senkrechten  Richtungen  drehbar,  ebenso  der  obere  Mcol  im  Tubus  mit 
dem  unteren  gemeinsam  in  der  von  F.  E.  Wright  angegebenen  Weise 
Im  übrigen  ist  die  Beschreibung  an  der  Hand  der  Abbildungen  nachzu- 
sehen (Centralbl.  f.  Min.  etc.  1911.  p.  555  und  581). 
