-326- 
Mineralogie. 
2.  Neues  Mikroskop  II»  nach  F.  E.  Wright.  Es  ist  eine  ver- 
vollkommnete Ausführungsform  des  von  F.  E.  Wright  in  Zeitschr.  f.  Krist. 
47.  p.  377  beschriebenen  Instruments,  das  so  nun  für  alle  petrographischen 
und  mineralogischen  Arbeiten  ausreicht.  Von  den  anderen  Modellen  unter- 
scheidet sich  dieses  dadurch,  daß  wie  bei  dem  unter  1.  beschriebenen 
Modell  Ib  ein  großes  AHRENs'sches  Prisma,  ein  großer  AßBE'scher  Be- 
leuchtungsapparat  von  1,2  mm  Apertur  und  eine  vereinfachte  gemeinsame 
Nicoldrehung  (Drehungswert  180°)  benützt  wurden.  Auch  hier  muß  für 
die  Einzelheiten  auf  das  Original  verwiesen  werden.        Max  Bauer. 
Fred.  Eugene  Wright:  Ein  neues  petro  graphisch  es  Mi- 
kroskop. (Min.-petr.  Mitt.  29.  1911.  p.  489—497.  Mit  5  Textfig.) 
[Vergl.  das  vorhergehende  Eef.] 
Das  neue  Mikroskop  soll  besonders  geeignet  sein  zur  Untersuchung 
der  feinkörnigen  künstlichen  Silikatpräparate.  Als  Grundlage  diente  ein 
Zeißmikroskop  ,  an  dem  aber  sehr  wesentliche  Änderungen  vorgenommen 
wurden,  die  auf  Grund  der  Abbildungen  eingehend  beschrieben  sind.  Verf. 
faßt  dann  die  wichtigsten  bei  dem  vorliegenden  Mikroskop  eingeführten 
Neuerungen  mit  folgenden  Worten  zusammen : 
1.  Gleichzeitige  Drehung  beider  Nicols  durch  einen  starren  Stab, 
dadurch  Vermeidung  des  toten  Gangs  der  Zahnräder  des  üblichen  Systems 
für  gleichzeitig  drehbare  Nicols.  Als  diese  Vorrichtung  bereits  im  Gebrauch 
war,  erfuhr  Verf.,  daß  diese  Methode  schon  mehr  als  30  Jahre  früher 
von  DxCK  in  London  angewendet  worden  ist,  doch  wurde  sie  bloß  in  Ver- 
bindung mit  einem  Aufsatznicol  über  dem  Okular  gebraucht,  war  also 
etwas  von  der  jetzigen  verschieden. 
2.  Der  obere  Nicol  bleibt  im  Tubus  und  der  Polarisator  wird  ein- 
und  ausgeschaltet  beim  Übergang  vom  gewöhnlichen  Licht  zu  gekreuzten 
Nicols.  Diese  Vorrichtung  vermeidet  die  Störung,  die  Einstellung  und  die 
seitliche  Verschiebung  des  Bildes  bei  Einschaltung  des  oberen  Nicols. 
3.  Die  Platte  mit  empfindlicher  Farbe  wird  unter  dem  Kondensor 
drehbar  eingeschaltet.  Das  erleichtert  die  Orientierung  der  Schwingungs- 
richtung der  langsameren  und  rascheren  Welle,  da  die  Drehung  der  Platte 
rascher  erfolgt  als  die  Drehung  des  Tisches  oder  der  gekoppelten  Nicols. 
4.  Ein  neuer  mechanischer  Tisch  von  neuer  Konstruktion  und  ein- 
facher, aber  förderlicher  Bauart.  Der  Tisch  ist  staubdicht,  hat  eine  freie 
Oberplatte  und  ein  Bewegungsmaß  von  24  mm  in  jeder  Richtung. 
5.  Die  Bertrand1  sehe  Linse  ist  in  einem  verschiebbaren  Teil  an- 
gebracht und  gestattet  Veränderungen  von  6,5— 15,2maliger  Vergrößerung. 
Unmittelbar  darunter  ist  die  Irisblende  angebracht,  während  darüber  eine 
zweite  Linse  von  kurzer  Brennweite  eingeführt  werden  kann,  die  in  Ver- 
bindung mit  dem  Okular  dazu  dient,  das  Objektbild  scharf  in  die  Ebene 
der  Irisblende  einzustellen. 
6.  Eine  zweite  Irisblende  unmittelbar  unter  dem  Okular  tritt  in 
Gebrauch  bei  direkter  Beobachtung  der  Interferenzfiguren  nach  Lasaülx. 
