4 



Der Zusammenhang- der Grössen Sj^^' und S' mit den entsprechenden Grös- 

 sen im elastischen Hauptaxensystem ist ebenfalls schon früher abgeleitet 

 (WiEDEM. Ann. 1882, 16, 399 f. dies. Jahrb. 1883, II, 306). 



Ist Z' normal zu einer krystallographischen Symmetrieebene, so gelten 

 die früheren Formeln streng und aucli der Werth von f lässt sich dann 

 bestimmen. Er ergiebt sich gleich: 



L. Zehnder: Eine neue Methode zur Bestimmung des 

 specifischen Gewichtes leicht löslich er Substanzen. (Wiedem. 

 Ann. 1886. 29. 249-262.) 



Zur Bestimmung des specifischen Gewichtes leicht löslicher Substanzen 

 wird folgender Weg eingeschlagen : Ein cylindrisches Pyknometer mit 

 flachem sorgfältig aufgeschliffenem Deckel, der in der Mitte trichterförmig- 

 gebildet und in eine Capillare ausgezogen ist, wird nach Bestimmung seines 

 Gewichtes g„ und seines Volumens V mit der zu untersuchenden Substanz 

 gefüllt und dann gewogen. Sein Gewicht sei jetzt (die Gewichte seien 

 immer in Grammen und die Volumen in Cubikcentimetern angegeben). 

 Nachdem die Temperatur (tj und der Barometerdruck {\\) bestimmt sind, 

 wird das Pyknometer in einem Wasserbade unter einem Trichter, der iu 

 ein doppeltgebogenes Rohr mit capillarer Spitze ausläuft und mit Wasser 

 gefüllt ist, geöffnet, so dass die Luft in dem Trichter steigt; auch die 

 Luft, die an der Oberfläche des Körpers gehaftet hat, wird bei der Auf- 

 lösung- desselben frei und steigt in den Trichter. Nachdem sich hier alle 

 Luft gesammelt hat, wird dieselbe in das umgekehrte und mit Wasser 

 gefüllte Pyknometer übergefüllt und das Wasser mehrmals durch frisches 

 ersetzt, so dass es schliesslich in dem Pyknometer fast vollständig rein ist. 

 Dann wird das Pyknometer so tief in das Wasserbad getaucht, dass das 

 Wasser im Pyknometer ebenso hoch steht, als in einer gleich weiten offenen 

 Röhre, und die Temperatur (t,,) und der Barometerstand (h2) bestimmt. 

 Hierauf wird das Pyknometer geschlossen, aus dem Bade genommen, ge- 

 trocknet und gewogen. Das Gewicht sei jetzt g^. Bezeichnet man das 

 Gewicht des vollständig mit Wasser gefüllten Pyknometers mit G, so ist 

 das Volumen der in dem Pyknometer eingeschlossenen Luft: v = G — g^. 

 Dieselbe Luftmenge hat bei der Temperatur t^ und dem Barometerdruck h^ 

 das Volumen v^ gehabt, worin Vq = v [1 — (tg — tJA^^g] [1 -\- (h.^ — hj/^ß^]. 

 Das Volumen der zu untersuchenden Substanz ist also : G — gewesen, ihr 

 Gewicht — g^ und ihr specifisches Gewicht: (gj, — g^) : (G — g^ — v^) = 



(g'k - g'o) '■ <§w - §0 + - §w) [(^2 - ti)/273 - (K - \)U]}- Um sehr 



genaue Resultate zu erhalten, sind noch verschiedene Vorsichtsmassregeln 

 zu beobachten, z. B. muss eine Berührung des Pyknometers mit der Hand 

 während gewisser Stadien vermieden werden u. s. w. 



Um die Genauigkeit der Methode zu prüfen wurde das specifische 

 Gewicht von Candiszucker siebenmal bestimmt. Es ergab sich der Mittel- 



B. Hecht. 



