Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie etc. 



-5- 



Hermann Tertsch : Ein neues Zeichen okular. (Min. «. 

 petr. Mitt, 29. 1910. p. 171. 172.) 



Das Okular ist für die von F. Becke begründete Methode der Achsen- 

 winkelmessung bestimmt. Verf. bemühte sich, das zu messende Interferenz- 

 bild direkt am Ende des Tubus abzufangen. Dazu genügt die Verwendung 

 -einer möglichst tief in den Tubus eingesetzten Projektionslinse, die ein 

 reelles vergrößertes Bild des ursprünglichen Interferenzbildes an' 

 das Ende des Tubus bringt, wo es mit einer Mattscheibe oder Pauspapier 

 abgefangen werden kann. Die Vorrichtung ersetzt eine komplette Zeichen- 

 tischausrüstung, sie ist einfach und billig, die Zeichnung ist wegen der 

 Reellität der Bilder von der Blickrichtung unabhängig und man kann 

 statt mit Ölkreidestiften mit scharf gespitztem Stifte arbeiten. Geliefert 

 wird das Okular von der Firma C. Reichert in Wien. 



Max Bauer. 



H. E. Boeke: Vorrichtung für mikroskopische Beob- 

 achtungen bei tiefen Temperaturen. (Zeitschr. f. Instrumenten- 

 kunde. 1909. p. 72—73. Mit 1 Textfig.) 



Verf. beschreibt an der Hand der Figur eine dem gewöhnlichen 

 Polarisationsmikroskop beizufügende Vorrichtung, mit Hilfe deren man im 

 parallelen und konvergenten Licht Beobachtungen und Messungen anstellen 

 kann mit fester Kohlensäure und Äther (bezw. Aceton) oder mit flüssiger 

 Luft als Kühlmittel. Zur Beobachtung müssen die gewöhnlichen Objektive 

 mit einer verlängerten Hülse versehen werden. Verf. hat optische Eigen- 

 schaften von Kristallen und Flüssigkeitseinschlüsse in solchen damit 

 untersucht. Max Bauer. 



F. B. Wright: A new petrographic Microscope. A new 

 O cular for the Use with the petrographic Microscope. 

 (Amer. Journ. of Sc. 1910. 29. p. 407—426.) 



Es werden verschiedene Änderungen am petrographischen Mikroskop 

 angegeben (als Ausgangsinstrument diente Zeiss No. Ic mit weitem Tubus), 

 um es besonders für die Untersuchung feinkörniger künstlicher Präparate 

 besser geeignet zu machen. Die Änderungen, deren Einzelheiten im Ori- 

 ginal nachgesehen werden mögen, sind: 1. Beide Nicols gleichzeitig mittels 

 eines vertikalen Stabes drehbar , damit der tote Gang bei der üblichen 

 Bewegungsübertragung mittels Rädern vermieden wird. 2. Ein Drehtisch 

 mit Schlittenvorrichtung unter der freien Tischplatte, daher staubfrei. 

 3. Oberer Nicol immer im Tubus, unterer Nicol ausklappbar, um die 

 störende Änderung im Strahlengang beim Einschieben des Anah T sators 

 auszuschalten. (Verf. erwähnt selbst den Übelstand, verursacht durch Polari- 

 sation des vom Spiegel reflektierten Lichtes. Ref. möchte noch hinweisen 

 auf den üblichen Konstruktionsfehler, daß der untere Nicol einen Teil der 

 Beleuchtungsvorrichtung trägt; logisch richtig ist nur eine Vorrichtung, 



