-174- 



Mineralogie. 



Zur Bildung orientierter Verwachsungen ist eine angenäherte Kon- 

 gruenz der Entfernungen und Verteilung der Struktureinheiten in gemein- 

 samen Ebenen eine notwendige Bedingung. v. Wolff. 



Voigt, W. : Lehrbuch der Kristallphysik (mit Ausschluß der Kristalloptik). 

 1910. 



A. Meyere: Sur l'influence du radium, des rayons X 

 et des rayons cathodiques sur diverses pierresprecieuses. 

 (Compt. rend. 149. p. 994. 1909.) 



Die an farblosem, blauem und rotem Korund wie an Diamant an- 

 gestellten Versuche ergaben, daß die Färbungen durch Eadium-, Röntgen- 

 und Kathodenstrahlen stets dieselben waren, nämlich heller oder dunkler 

 gelb. Dabei war es gleichgültig, ob sich der Kristall innerhalb oder außer- 

 halb der Röntgenröhre befand, auch das Material der Elektroden hatte 

 keinen Einfluß, ebensowenig auf dem Mineral sich niederschlagende Metall- 

 schichten oder aus wässeriger Lösung anhaftende Metallsalze. 



O. Mügge. 



W. Nikitin: Drehbarer Kompensator für Mikroskope. 

 (Zeitschr. f. Krist. 47. 1910. p. 378, 388. Mit 1 Textfig.) 



Der Apparat ist für Messung kleinerer Größen der Doppelbrechung 

 bestimmt. Die Phasendifferenz zweier interferierender Lichtstrahlen wird 

 hier nicht durch Änderung der Dicke des Plättchens, sondern durch 

 Drehung eines Kristallplättchens hervorgebracht , und zwar ist es ein 

 0,07 mm dickes Quarzplättchen, dessen Normale 25° mit der Achse macht. 

 Bei der Neigung des Plättchens kann man dessen optische Achse so stellen, 

 daß sie genau mit der Achse des Mikroskops zusammenfällt, oder daß sie 

 einen an einem Gradbogen ablesbaren Winkel mit dieser macht. Im ersteren 

 Fall ist der Gangunterschied = und das Sehfeld ist dunkel ; bei der 

 Drehung treten der Reihe nach die Farben der ersten Ordnung auf. Eine 

 Neigung des Plättchens von 60°, wobei die optische Achse des Quarzes 

 35° gegen die Mikroskopachse geneigt ist, entspricht der empfindlichen 

 violetten Farbe. Die Berechnung der Doppelbrechung geschieht nach der 

 Anweisung des Verf.'s in seiner Arbeit : Beitrag zur Universalmethode (vergl. 

 dies. Jahrb. 1903. I. -1-). Der Maximalfehler bei der Arbeit mit einem 

 derartigen Instrument übersteigt nicht 4 /u/u. Die Grenzen der Anwendung 

 des Kompensators sind von — 550 /u/u bei der Einführung in die Dunkel- 

 heit, und nur 550—1100 fifi bei der Einführung zum empfindlichen vio- 

 letten Licht erster Ordnung. Max Bauer. 



