— 238 — 



einer verticalen Ebene gedreht, sondern auch von der Achse ganz abge- 

 nommen werden kann. Am anderen Ende der Achse ist statt der Decli- 

 nationsnadel des KoHLRAUSCH'schen Instruments eine Inclinationsnadel an- 

 gebracht, welche über einem an dem Fussgestell, nicht an der drehbaren 

 Achse befestigten Theilkreise spielt. Bei einem der beiden von W. Sie- 

 dentopf in Würzburg construirten Instrumente ruht die Achse der Nadel 

 mit feinen runden Zapfen auf ebenen Carneolplatten, bei dem anderen be- 

 wegt sie sich auf Spitzen in Hütchen von Carneol. Um das Instrument 

 nach dem magnetischen Meridian richten zu können, ist der Träger der 

 horizontalen Achse auf einem horizontalen Theilkreise drehbar. 



Das Verfahren , nach welchem beobachtet wird , ist ähnlich , jedoch 

 nicht ganz so einfach , wie bei dem KoHL , RAuscH"schen Variometer. Zu- 

 nächst werden, nachdem der Magnet entfernt worden ist, die bei- 

 den Stellungen des Apparats aufgesucht , bei welchen die Nadel vertical 

 steht. Damit sind auch die beiden zwischenliegenden Stellungen gefunden, 

 bei welchen die Nadel ihre Schwingungen im magnetischen Meridian aus- 

 führt. Nun wird die Inclination in üblicher "Weise gemessen. Darauf 

 steckt man den Magnet auf die Achse und stellt den mit ihm verbundenen 

 Theilkreis, wie bei dem KoHLRAUSCH'schen Instrument, auf den Nullpunkt 

 ein. Dann dreht man die Achse mit dem Theilkreis und dem aufgesteck- 

 ten Magnet in ihren Lagern, bis die magnetische Achse des letzteren mit 

 der Richtung der Inclination zusammenfällt. Dass dieses erreicht ist, er- 

 kennt man daraus, dass die Inclinationsnadel unter dem Einfluss des Ma- 

 gnets die umgekehrte Lage annimmt, so dass der Nordpol nach oben und 

 nach Süden gerichtet ist. Das weitere Verfahren ist ganz so, wie es 

 Kohlrausch beschrieben hat. Der Magnet wird aus der Nullstellung nach 

 rechts und nach links bis zu Stellungen, welche durch Anschläge auf dem 

 Theilkreis bestimmt sind, gedreht, Die Nadel wird dadurch um Winkel 

 abgelenkt, welche nahezu rechte sind. Aus den Werthen, welche für diese 

 Ablenkungswinkel an den verschiedenen Beobachtungsorten gefunden wer- 

 den, schliesst man in bekannter Weise auf die örtlichen Veränderungen 

 in der Stärke des Erdmagnetismus. 



In Heidelberg und auf dem Königsstuhl hat der Verf. beide Appa- 

 rate, das ursprüngliche KoHLRAUserrsche Variometer und das neue abge- 

 änderte Instrument mit einander verglichen und sich dabei überzeugt, dass. 

 wie zu erwarten war, beide mit gleicher Empfindlichkeit die örtliche Ver- 

 änderung der erdmagnetischen Kräfte anzeigen. Th. Liebisch. 



W. J. McG-ee: The Classification of Geographical 

 Forms by Genesis. (Nat, Geogr. Mag. I. 27. 1888.) 



Die beste Basis für eine Eintheilung der Formen der Erdoberfläche 

 wird durch deren Entstehung geliefert. Die auf der Erdoberfläche wir- 

 kenden Kräfte lassen sich durch folgendes Schema ausdrücken, in welchem 

 Referent die Übersetzungen der vorgeschlagenen Ausdrücke in Klammern 

 zufügt. 



