S. Czapski, Krystallrefractometer vereinfachter Form. 209 



Krystalle keine Maske, unter der niedere Symmetrie sich versteckt, sondern 

 ihr natürliches Gewand. Die Krystalle der höher symmetrischen Systeme 

 stehen denen der weniger symmetrischen ebenbürtig an der Seite und ver- 

 danken nicht erst der Existenz dieser ihr Dasein. 



Krystallrefractometer vereinfachter Form. 

 Von S. Czapski. 



Jena, Optische Werkstätte von Carl Zeiss, Januar 1892. 



Dieses Modell des früher in dies. Jahrb. Beil.-Bd. VII. 175 be- 

 schriebenen Instrumentes unterscheidet sich von jenem grossen Modell im 

 wesentlichen nur durch die Dimensionen aller Theile und die dadurch ge- 

 botenen Vereinfachungen seiner Einrichtung, während das Princip der 

 Construction und die Art des Gebrauches dieselben geblieben sind. 



Die Halbkugel, aus Flintglas vom Brechungsexponenten 1,89 für 

 Gelb, hat einen Eadius von 20 mm (gegen 25 bei jenem Instrumente). 

 Die Centrirvorrichtung für die Halbkugel hat bei diesem und nachträglich 

 auch bei dem grösseren Modell eine Abänderung erfahren, welche dieselbe 

 unempfindlicher gegen kleine Bewegungen der Centrirschrauben macht, 

 somit das Centriren selbst erleichtert, nämlich dadurch, dass der Dreh- 

 punkt der Centrirbewegung der Halbkugel näher an diese herangerückt ist. 



Zur Drehung der Halbkugel um ihre verticale Axe bedient man sich 

 einer unterhalb der Centrirvorrichtung angebrachten ränderirten Scheibe, 

 welche sich gleich oberhalb der das Fernrohr tragenden Säule befindet. 

 Dieselbe hat keinerlei Theilung erhalten ; statt derselben trägt die Platte 

 nur eine kurze Bezeichnung der vier Quadranten ; doch kann eine Theilung 

 natürlich ohne weiteres angebracht werden. 



Der Verticalkreis hat einen Durchmesser von 80 mm (gegen 

 120 mm bei dem grossen Modell). Derselbe ist in ganze Grade getheilt ; 

 ein Nonius gestattet Ablesung der 3' Intervalle, wodurch eine Genauigkeit 

 in der Bestimmung des Brechungsexponenten von ca. 2 Einheiten der 3. Deci- 

 male gegeben ist. Diese Genauigkeit ist für die grosse Mehrzahl der 

 krystallographischen Bestimmungen hinreichend, so dass dieses Instrument 

 überall da, wo es sich nicht um Messungen von der erreichbar grössten 

 Genauigkeit handelt, genügen dürfte. 



Das mit dem Verticalkreis drehbare Fernrohr hat im wesentlichen 

 dieselbe Einrichtung wie das des grossen Instrumentes, also namentlich 

 das durch eine planconcave Zusatzlinse für die Halbkugel corrigirte Ob- 

 jectiv. Die etwas complicirte , wenn auch für den Gebrauch bequemere 

 Einrichtung des grösseren Instrumentes, dass das Fernrohr dreifach ge- 

 brochen ist, so dass seine Ocularaxe mit der des Verticalkreises zusammen- 

 fällt und das Auge unverändert dieselbe Stellung behält, ist hier ver- 

 tauscht gegen die eines einfach gebrochenen Fernrohres, da bei den hier 

 vorliegenden Dimensionen das Auge auch dann nur eine relativ geringe 

 Ortsveränderung vorzunehmen hat. 



N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1892. Bd. I. 14 



