212 



Mineralogie. 



und Quarzkeil, so kann man durch Drehung des Polarisators aus der Stel- 

 lung , bei welcher ursprünglich die Interferenzstreifen verschwanden, die 

 letzteren für eine bestimmte Wellenlänge wieder zum Verschwinden brin- 

 gen ; es erscheint im Spectrum also ein von Interferenzstreifen freier, heller, 

 verticaler Streifen (eventuell mehrere solche), welcher durch Drehung des 

 Polarisators auf diejenige FRALNHOFERSche Linie eingestellt wird, für 

 welche das Drehungsvermögen der Substanz gemessen werden soll. Da 

 der helle Streifen eine gewisse Breite besitzt, stellt man besser auf die 

 beiden Grenzen ein, wo die Interferenzstreifen eben sichtbar werden, und 

 nimmt das arithmetische Mittel beider Einstellungen; letzteres ist statthaft, 

 weil die Eotationsdispersion und die relative Dispersion im Spectrum beide 

 annähernd demselben Gesetze folgen. 



Beleuchtet man mit homogenem Licht und macht den Spektroskop- 

 spalt sehr breit , so kann der Apparat wie Wild's Polaristrobometer be- 

 nutzt werden. 



2. Diese Arbeit enthält die Erklärung der Interferenzstreifen, welche 

 in einem Quarzprisma , dessen brechende Kante senkrecht zur Axe der 

 Isotropie ist, auf der zu letzterer parallelen (mattgeschliffenen) Prismen- 

 fläche auftreten, wenn linearpolarisirtes Licht so einfällt, dass es parallel 

 der Axe der Isotropie durch das Prisma hindurchgeht. Nimmt man an, 

 dass letzteres für beide circularpolarisirte Strahlen streng zutreffe und 

 vernachlässigt man auch die Divergenz der aus ihnen durch Reflexion an 

 der Austrittsfläche hervorgehenden Strahlen, so ergibt sich eine sehr ein- 

 fache Erklärung jener Interferenzstreifen, welche darauf beruht, dass die 

 beiden circularpolarisirten Strahlen, welche die Austrittsfläche mit einem 

 gewissen Gangunterschied erreichen, bei der Reflexion an letzterer theil- 

 weise linear polarisirt werden und daher interferiren. Der Verf. zeigt, dass der 

 unter diesen Vernachlässigungen berechnete Gangunterschied mit dem durch 

 eine strengere Betrachtungsweise (die allerdings nur für die in der 

 Einfallsebene polarisirten reflectirten Strahlen durchgeführt wird) sich 

 ergebenden sehr nahe übereinstimmt. Für den Abstand zweier benach- 

 barter dunkler Streifen für Licht von der Wellenlänge l findet sich bei 



einem Prisma mit Winkeln von 60° in erster Näherung der Werth -— ^ — -, 



n'— n" 



wenn n', n" die beiden Brechungscoefticienten für die sich parallel der 

 Axe der Isotropie fortpflanzenden Strahlen sind. Die Messung des Strei- 

 i'enabstandes , welche mit ziemlicher Genauigkeit möglich ist, da derselbe 

 z. B. für Na-Licht 8,3 mm beträgt, liefert also ein Mittel zur Bestimmung 

 der Differenz n' — n" oder des optischen Drehungsvermögens. Der Verf. 

 u'ibt auch eine Vorrichtung an, welche gestattet, diese Messung für eine 

 beliebige Spectralfarbe auszuführen. 



Fällt natürliches Licht ein, so verschwinden die Interferenzstreifen; 

 ihr Auftreten ist ein scharfes Kennzeichen für das Vorhandensein polari- 

 >irten Lichtes. 



3. Der vom Verf. beschriebene Apparat zur Bestimmung der Rota- 

 üansdispersion unterscheidet sich von den früher benutzten (von Wild und 



