i66 



Walter Strube, 



[40] 



Rohrinnere und war hier mit Platinschwamm überzogen. Das 

 untere Ende des Gefäßes ging mittels einer konischen Ver- 

 jüngung in die bei Elektrodengefäßen übliche Schwanenhals- 

 kapillare über. 



Vor der Inbetriebnahme wurde das Gefäß nach Anfeuch- 

 tung der Elektrode längere Zeit von reinem Wasserstoff durch- 

 strömt, um letzterer Gelegenheit zur Absättigung zu geben, und 

 um die Luft völlig zu verdrängen. Die Kapillare tauchte dabei 

 in ein Gefäß mit Wasser ein und in dieses wurde nun etwa fünf 

 Sekunden lang ein kräftiger Strom von Kohlendioxyd geleitet. 

 Dann wurde durch Ansaugen an dem Gaszuleitungsstutzen das 

 Elektrodengefäß mit der Flüssigkeit so weit gefüllt, daß diese 

 die Elektrode eben berührte, und in diesem Zustande längere 

 Zeit belassen. Während dessen wurde die Kapillare in ein 

 Gefäß mit gesättigter Kaliumnitratlösung eingesenkt, die als 

 Zwischenelektrolyt zu einer Kalomelnormalelektrode diente, 

 und nun wurde nach der Kompensationsmethode das Potential 

 dieses Systems ungefähr bestimmt. 



Nach etwa 10 Minuten wurde die Kohlendioxydlösung aus 

 dem Elektrodengefäß durch Wasserstoff verdrängt; das Gefäß 

 wurde dann mit frisch bereitetem Kohlendioxydwasser ange- 

 füllt, worauf sofort das Potential genau festgestellt und von 

 Zeit zu Zeit geprüft wurde. Die erste Füllung hatte dabei den 

 Zweck, bei der zweiten eine rasche Potentialmessung zu ermög- 

 lichen, da der ungefähre Wert schon eingestellt war und die 

 Elektrode Zeit gehabt hatte, sich der Flüssigkeit anzupassen. 



Das Einleiten des Kohlendioxyds, die Füllung des Gefäßes 

 und die Einstellung des Kompensationswiderstandes nahmen 

 insgesamt 100 Sekunden in Anspruch, so daß also nach dieser 

 Zeit die erste Ablesung vorgenommen werden konnte, die eine 

 Spannung von 0,516 Volt ergab. Es folgten weitere Ablesungen 

 nach: 



4 Min 



0,530 Volt 



10 



°-543 

 0.55 1 

 °-55 2 



30 

 40 



55 



