181 



NOTES 



15. Description d'un thermomètre batiiomé- 

 triqle: par M. PARROT. (1m le 3 Avril 1S40). 



{Avec un dessin). 



Le but d'un thermomètre bathomélrique est d'explo- 

 rer la température de la mer aux plus grandes profon- 

 deurs auxquelles on puisse atteindre. Or comme toutes 

 les expériences faites jusqu'à présent à cet égard ont 

 prouvé que la température de la mer diminue à mesure 

 qu'on arrive à de plus grandes profondeurs, c'est un 

 thermomètre à minimum qui doit être employé dans 

 l'étendue des zones tempérées et torride. Quant aux 

 zones glacial^, où. au moins dans la septentrionale, on 

 ne trouve pas de grandes profondeurs mais une tem- 

 pérature à la surface moindre que celles des couches 

 voisines inférieures, si la température à la surface de la 

 mer est aux enviions de 0, il faudra joindre un ther- 

 momètre à maximum. 



Lorsque M. Lenz dut faire son voyage autour du 

 monde en 1823. je le munis d un bathomètre qui con- 

 tenait 64 livr. d'eau, vers le bas duquel se trouvait la boule 

 d un thermomètre ordinaire, épaisse de verre pour ré- 

 sister à la pression. Pour empêcher le haussement de 

 température en remontant . j'entourai l'instrument de 

 plusieurs enveloppes hétérogènes qui rallentirent con- 

 sidérablement le passage de la chaleur; et des expé- 

 riences directes faites pour calculer celle qui avait dû 

 cependant être transmise , prouvèrent qu'il n'y avait 

 qu'une petite correction à faire aux résultats directs li- 

 vrés par l'expérience. 



Mais ces expériences pour la correction ne sont pas 

 faciles à faire et font désirer un instrument qui indique 

 sans elles la vraie température. Or, j'avais fourni à M 

 Lenz pour ce voyage un instrument pour mesurer la 

 compressibilité du mercure, consistant en un gros ther- 

 momètre dont le tube était ouvert et sur la colonne de 

 mercure duquel j'avais mis une goutte d'huile qui sui- 

 vait le mercure dans sa descente et laissait dans sa 

 montée une pellicule d'huile à la surface intérieure du 

 tube. La limite inférieure de cette pellicule détermi- 

 nait la quantité dont la colonne de mercure avait baissé. 

 En appliquant la correction pour la température, M. 

 Lenz trouva que la compression se monte à 0.0000027 

 par pression atmosphérique. 



182 



J'avaia repris cette id'-'e il y a deux ans pour la 

 construction d'un thermomètre à minimum. Mais l'acci- 

 dent que j'eus de casser la boule pendant les expé- 

 riences d essai, la difficulté de m'en procurer une se- 

 conde et d'autres travaur en ont retardé l'exécution. 

 Enfin l'idée de remplacer la boule par un vase en fer 

 de fonte m'était venue, je construisis un instrument à 

 l'abri de tout danger, dont la description est l'objet de 

 ce mémoire. La figure ci-jointe est moitié de la gran- 

 deur naturelle. 



AB est le vase en fer de fonte. Il se compose de 

 deux parties _/ et B, chacune avec un rebord. Ces 

 rebords parfaitement égalisés sont fortement pressés l'un 

 sur l'autre par 6 vis. dont trois prolongées forment trois 

 pieds qui portent l'instrument. Les faces contiguës de 

 ces bords sont si complètement congruentes que l'eau 

 ne pénètre pas dans l'intérieur, sans qu'd soit néces- 

 saire d'interposer une lamelle quelconque ou une couche 

 de graisse. En cet état le vase intérieur a la forme 

 d'un cylindre terminé en haut et en bas par une calotte 

 demi-sphérique. Ce partage du vase en deux parties 

 a pour but d'en polir la surface intérieure, afin qu'en 

 le remplissant de mercure il ne reste aucune portion 

 sensible d'air entre ce liquide et le vase, et aussi pour 

 nettoyer celui-ci au cas que cela devient nécessaire. 



Le vase est surmonté d'une plaque carrée ah percée 

 d un trou du diamètre extérieur du tube de verre im. 

 Sur cette plaque s'en applique une autre également 

 carrée cd, de sorte que les deux surfaces contiguës se 

 touchent si parfaitement qu'elles ne laissent passer au- 

 cun liquide. On peut, pour surcroit de sûreté, mettre 

 sur les 4 bords uu trait de graisse, et graisser les vis. 



La plaque carrée supérieure est surmontée d'un petit 

 tuyau n qui. de même que la plaque, percée d'un trou 

 à cet effet, reçoit le tube de verre qu'on y scelle avec 

 un lut qui ne s ainmollit pas à la température de 43° C. 

 On évase les deux bouts du tube i et m à l'émeril jus- 

 qu'au bord, le bout i, afin qu'il ne reste point d'air, et 

 le bout m, pour recevoir la goutte d'huile kh qui doit 

 être 1 indicateur - de la température. En cet état la 

 plaque carrée supérieure, jointe au tube, est assujettie 

 à la plaque inférieure par trois vis. 



EF est une lame de laiton qui porte l'échelle thermo- 

 métrique, qui s'étend depuis environ — 5<> jusqu'à +40» 

 ou 45° C'. Cette lame, fixée par deux vis sur la plaque 

 carrée c d est renforcée par un parallélépipède à chaque 

 côté de sa surface postérieure pour donner à cette lame 

 la rigidité requise, afin de servir d'appui au tube de 



Bulletin scientifique. 



