185 



Bulletin scientifique. 



186 



surface du verre. Au dessus est une ligne foncée qui 

 a Pair d'un enfoncement et une hauteur égale à-peu 

 près à 0.15 d'un degré de ce thermomètre; c'est celle 

 du ménisque. 



Si 1 on fait les expériences entre les tropiques 1 on 

 emploieia un mélange de suif et de stéarine, ou bien 

 du suif de bouc. 



Comme il ne serait guères possible d'empêcher qu'il 

 aie se répandit du mercure qui attaquerait l'échelle quoi- 

 que vernissée (ce que l'expérience m'a appris), je place 

 sur la plaque de l'échelle la plaque FF', fig. i. de 

 tôle, dout on voit le profil à la fig. 5. Ifcf,' est la 

 plaque entière placée de sorte que le côté/' mette 

 l'échelle à l'abri du mercure qui s'écoulera sur son plan 

 incliné, a est le trou au travers duquel le tube passe. 

 bf est un rebord pour empêcher le meicuré de s'écouler 

 par derrière, eg représente une paire de cylindres de 

 laiton soudés à la plaque de tôle pour entrer dans des 

 trous percés à cet effet dans les colonnes carrées c, c 

 fig. 2: des espèces de pieds au moyen desquels la 

 plaque qu'ils portent est assujettie à sa place. Quand 

 l'instrument est chargé, prêt à être mis à la mer. l'on 

 ôtc la plaque de tôle. 



Pour mettre le thermomètre balhoméhique. à la mer, 

 on aura un petit treuil semblable au grand que M. 

 Lcnz avait pour son grand balhomèlre, mais sans les 

 longs bras qui devaient porter lïnsliumcnt à une cer- 

 taine distance du bord, au moyen d'un cylindre tournant 

 sur son axe, et qui se trouvèrent trop courts, inconvé- 

 nient que M. Lenz évita en faisant passer la corde sur 

 une poulie attachée à la grande vergue. Je crois pou- 

 voir renvoyer pour cette construction à la description 

 que M. Lcnz en adonnée dans les Mémoires de l'Aca- 

 démie de Pétersbourg de l'année 1831 (VI. série, T. I. p. 

 211) où l'on trouvera de même tous les renseignemens 

 nécessaires pour la manoeuvre. 



Comme 1 instrument pèse environ (, J 2 livres russes 

 (le mercure seul pèse un peu plus de 4 livres) il suf- 

 fira, pour les premières 1000 toises, d'une ficelle de */,'" 

 de diamètre, et pour chaque 1000 toises suivant, de fi- 

 celles qui augmentent de 1 / i "' en diamètre. La pre- 

 mière sera composée de trois cordons dont chacun à 

 deux brins, et les autres de trois ou quatre cordons à 

 trois brins 1 ). 



1. Une toise de la ficelle No. ï. pèse Ï0 grains hors de l'eau, 

 et le tiers dans l'eau, du poids médicinal de Nuremberg. Si donc 

 l'on calcule le poids de 6 cordes pour 6000 t. de profondeur, 

 dans la supposition qu'elles augmentent en grosseur comme il 



Pour explorer la nature de cet instrument j'ai dû 

 d'abord examiner si la grande masse du vase et du mer- 

 cure ne rallenlirait pas considérablement le passage de 

 la température du milieu. Pour cet effet je plongeai 

 l'instrument, au même instant qu'un thermomètre ordi- 

 naire , qui étaient tous deux à la température -f- 12°, 

 dans un grand vase d'eau à la tempérclure de -f 1° R. 

 et je trouvai que le thermomètre de fer, malgré son 

 extrême grosseur, devançait de beaucoup le thermomètre 

 de verre, surtout vers la fin, en sorte que celui-ci eut 

 besoin de 5 minutes de plus pour arriver au minimum. 

 Je fis ensuite l'inverse de celte expérience dans une 

 eau de -f 40° R. et obtins un résultat semblable. L'on 

 s étonnera de ce phénomène malgré la grande supériorité 

 des métaux relativement au pouvoir conducteur; mais 

 on le concevra si l'on considère que dans une boule 

 de 4 ou 4% lignes de diamètre, qui se trouve chauffée 

 à sa surface supérieure presque autant qu'à l'inférieure, 

 l'espace est trop petit pour permettre dans le mercure 

 des courans d'une vitesse sensible, et que par conséquent 

 la température ne se propage presque que de couche 

 en couche par l'action simple de l'affinité physique du 

 calorique pour les substances pondérables. Dans le ther- 

 momètre à réservoir de fer par contre, où. le diamètre 

 intérieur est de 19 1 s lignes et la hauteur 39 (l'épaisseur 

 du fer est 1*3 ligne) les courans peuvent s'effectuer 

 avec facilité et propager ainsi la température dans toute 

 la masse avec une rapidité sensible. L'on peut encore 

 ajouter que, dans les tubes étroits des petits thermo- 

 mètres, le frottement du mercure doit ralhnlir le mou- 

 vement 2 ). 



L on exécutera les observations à chaque station avec 

 le plus d avantage pour s'instruire de la loi du décrois- 

 sement de la température en prenant dabord trois ob- 

 servations de 50 à 50 toises, puis deux de 100 à 100, 

 puis une à 150, puis une à 200, puis une à 300. Arrivé 

 à celle profondeur de 1000 loises l'on continuera par 



vient d'être dit, le poids total dans la mer sera sp 31,4 livres de 

 Russie. Relativement à ce petit poids le thermomètre bathome- 

 trique a un grand avantage sur le grand bathomètre dont la 

 corde pèserait environ 400 livres pour la même profondeur et 

 exigerait un treuil énorme et au moins 8 hommes pour la ma- 

 noeuvre. Cette profondeur de 6000 t., qui selon la Place est 

 c lie de l'océan, peut donc être atteinte facilement avec le ther- 

 momètre bathométrique. 



1- Il serait à désirer pour bien des cas que l'on pût construire 

 des thermomètres à cylindres de fer de fonte, dussent -ils aroir 

 */ 4 de pouce de diamètre ou plus. Ils seraient bien plus sen- 

 sibles que ceux à boules ou cylindres de verre. La chose me 

 paraît faisable. 



