S№ Chr. Dcppler, über du 
Öffnung eine bedeutend weiter getriebene nachherige Vergrösserung ihrer pliysischen Bilder 
verü-agen. (S. Littrows Dioptrik pag. 40i.) EndHch aber sind die katoptrischen Instru- 
mente, zumal die von bedeutenderen Dimensionen, ausser allem Verhältniss zu ihren Lei- 
stungen wohlfeiler wie die dioptrischen, — eine Eigenschaft, die beiläufig gesagt, eben nicht 
zu verachten ist, und ihnen eine allgemeinere Verbreitung sichern dürfte. — Überblickt man 
nun das, was hier in Kürze über den Zustand der praktischen Optik und über die gang- 
bare Werthschätzung kalopti'ischer und dioptrischer Instrumente im Allgemeinen gesagt wurde : 
so findet man hierin eine sehr vielfache Anregung zu sehr wichtigen und interressanten 
Betrachtungen. Insbesondere niuss sich jeder Freund der Wissenschaft aufgefordert fühlen, 
darüber ernstlich nachzusinnen, ob sich nicht vielleicht durch eine glückliche Abänderung 
des Constructionsprincips selbst alle oben den katoptrischen Instrumenten mit Recht zur 
Last gelegten Übelstände mit einennnal beheben und die katoptrischen Instrumente, zumal 
die Mikroskope, dem Zustande einer viel grössern Vollkommenheit entgegenführen Hessen ? — 
\N enn ich daher durch gegenwärtige Abhandlung einige mir wichtig scheinende Verbesse- 
rungen verölfcnlliche, so dürfte wohl die dabei zum Grunde liegende gute Absicht auf eine 
nachsichtige Beurtheilung einigen Anspruch haben. — 
§. 3. 
Das vollkommenste katoptrische Mikroskop ist bekanntlich jenes von A m ici. Dieses 
so wie alle andern im Äussern noch demsel])en Principe conslruirten 31ikroskope wirken 
bekanntlich in der Weise, dass die Strahlen des auf dem Objectiv-Tische befindlichen Ge- 
genstandes von einem kleinen, in der Achse des Tubus senkrecht darüber befindlichen, unter 
einem Winkel von 4b" gegen dieselbe geneigten Planspiegel aufgenommen und dem elliptisch 
oder sphärisch gekrümmten Objectivspicgcl zugeführt werden, wo sie eine zweite Reflexion 
erleiden, in Folge welcher sie sich an einer entfernten Stelle der Achse zu einem sogenannten 
phvsischcn, mehr oder weniger vergrösserten Bilde des Gegenstandes vereinigen. Dieses Bild 
wird nun mittels eines Oculars angesehen, und ist einer um so bedeutendem nochmaligen 
Vergrösserung fähig, je grösser die Intensität seiner Beleuchtung und je fehlerfreier und 
präciser es in seinen Umrissen ist. — Ist der Spiegel, wie bei Amici's Mikroskop elliptisch 
gekrünmit, und haben Objectivtisch und Planspiegel zu einander und gegen den Hauptspiegel 
eine solche Lage, dass die auf letzlern auffallenden Strahlen aus dem nähern Brennpuncte 
des Rütalions-Eliipsoids zu kommen scheinen, so erzeugt er im zweiten Brennpuncte desselben 
ein bedeutend vergrössertes phvsisches Bild des Gegenstandes. Das so entstandene Bild eines 
ausgedehnten Gegenstandes ist bekanntlich, selbst wenn es von einem absolut vollkommen 
elliptischen Spiegel erzeugt wüi'de, kein fehlerfreies; denn nur die vom eigentlichen Brenn- 
puncte ausfahrenden Strahlen werden wieder genau im zweiten Focus vereinigt. Alle anderen 
Puncte des Objectes stellen sich in ihrem Bilde als mehr oder weniger ausgedehnte kleine 
Flächen, oder vielmehr als stralilende Räume dar, und verwischen so die scharfen Contouren 
