Magnet, und gecgr. Ortsbestimmungen. 385 
vor der Reise längere Zeit hindurch mit der nach mittlerer Zeit gerichteten Uhr unserer 
Sternwarte, an welcher die Sonnen -Durchgänge beobachtet werden, verglichen, und aus 
dieser Vergleichung sein Gang abgeleitet. Man kann ihn aus der folgenden Tafel ersehen, 
in welcher die dritte Spalte den Fehler des Chronometers gegen mittlere Zeit, die vierte 
dessen tägliche Accélération enthält. Es blieb während dieser Periode ruhig auf seinem 
Platze, nur zur Vergleichung wurde es auf die Sternwarte gebracht. 
Gang des Chronometers Em er y vor der Reise. 
18ІЗ 
Miul. Zeit 
Feiller lies Chro- 
nometers 
Tagliche 
Acceler. 
1843 
IVIittl. 
Zeil 
Fehler des Chro- 
nometers 
Tiigliche 1 
Acceler. 
10. Febr. 
Ob 
43' 59" 
+ 11'2V',"5 
27. 
Febr. 
0" 
4- 
22" 
H-8' 19,"2 
7,"0 
11 — 
0 
43 51 
11 16,5 
13,"0 
28 
0 
6 
41 
8 4,7 
14,5 
12 — 
0 
44 36 
11 5,7 
10,8 
1 
März 
1 
5 
40 
7 55,2 
9,1 
13 - 
0 
40 28 
10 53,4 
12,3 
2 
0 
10 
39 
7 44,5 
11,1 
14 - 
1 
9 50 
10 45,1 
8,1 
3 
0 
7 
38 
7 37,2 
7,3 
15 — 
0 
36 15 
10 33,5 
11,8 
4 
0 
7 
37 
9 14,7 
16 — 
1 
39 16 
10 16,2 
16,6 
7 
0 
14 
34 
8 45,7 
9,7 
17 — 
0 
36 36 
10 1,2 
15,7 
8 
0 
15 
31 
8 29,9 
15,8 
19 — 
0 
38 0 
9 40,0 
10,6 
9 
0 
6 
30 
8 24,3 
5,6 
21 — 
0 
2 48 
9 23,7 
8,5 
10 
0 
2 
30 
8 11,3 
13,0 
22 — 
0 
8 47 
9 12,2 
11,5 
11 
0 
9 
29 
8 1,7 
9,6 
23 - 
0 
6 46 
9 5,2 
7,0 
13 
0 
2 
28 
7 51,6 
5,0 
24 - 
0 
5 44 
8 52,7 
11,5 
14 
0 
6 
27 
7 42,5 
9,1 
26 - 
0 
9 43 
8 26,2 
13,7 
Älan sieht aus diesen Vergleichungen, welche bis zur Reise fortgesetzt wurden, dass 
der Gang des Chronometers auch bei ruhiger Lage und geringen Temperatur-Änderungen 
(es befand sich nämlich in einem bewohnten und massig geheizten Zimmer) keineswegs 
gleichmässig war, sondern dass er zwischen 5 und П Secunden täglicher Accélération hin 
und her schwankte; es eignet sich daher in seinem jetzigen Zustande nicht zu astronomi- 
schen Bestimmungen, und selbst die Ergebnisse magnetischer Beobachtungen, in so ferne sie, 
wie die Declination, von astronomischen Messungen abhängen, oder, wie die Dauer einer 
Schwingung, einen regelmässigen Gang der Uhr wenigstens während der Beobachtung vor- 
aussetzen, werden dadurch minder sicher, wenn gleich dieser Einfluss nicht so sehr hervor- 
tritt, da die magnetischen Beobachtungen überhaupt noch weit von der Genauigkeit der 
astronomischen entlernt sind, imd auf Reisen insbesondere noch manche andere Umstände 
viel nachthtiliger darauf einwirken. Vorzüglich ist die Schwierigkeit, die Instrumente solid 
aufzustellen, und sie, da die Beobachtungen fast immer im Freien gemacht werden müssen, 
vor den Luftströmungen und dem zu starken Wechsel der Temperatur zu schützen, eine 
solche, welche fast nie völlig überwunden wei den kann, daher man auch von Reisebeobarh- 
tungen natürlich nicht die Genauigkeit erwarten dai f, welche man an eigens zu diesem Zwecke 
errichteten Observatorien zu erreichen pflegt. 
*) Das Chroncmeter war stehen geblic])en. 
