Magnet, und gecgraph. Ortsbestimmungen. 387 
für die Nadel I = 211,'06 
» n n II zz: 71,11 
•> » » III rz: 76,68 
und daraus den wahrscheinlichen Fehler einer einzelnen Bestimmunij 
für die INadel I =: 4, '00 mit den Grenzen ± 0,'72 
n » n II = 2,32 » » » ±0,42 
» a » III =: 2,41 » » » d= 0,44. 
Eine mit allen drei Nadeln ausgeführte Beobachtung gibt den wahrscheinlichen Fehler 
1,'22 mit den Grenzen -+- 0/22 : 
da aber eine solche Beobachtung viele Zeit erfordert, daher auf der Pieise nicht immer aus- 
führbar ist, so wurde vorzugsweise die Nadel II angewendet, als diejenige, deren Angaben 
das meiste Vertrauen verdienen. 
Man sieht übrigens, dass die wahrscheinlichen Fehler durch die Ausgleichung der 
Nadeln um vieles kleiner, also ihre Angaben zuverlässiger geworden sind; denn nach der 
im J. 1840 angestellten Beobachtungsreihe waren sie 
für die Nadel I = 6,M 7 
» » » II ~ 6,98 
.. .. « III z=z 4,83. 
Bei der grossen Verschiedenheit der Bestimmungen, welche man für die Inclination 
erhält, je nachdem man die eine oder die andere Nadel in Anwendung bringt, war eswün- 
schenswerthj die Ergebnisse dieses Instrumentes an einem andern, von einem bewährten 
Meister ausgeführten prüfen zu können, um zu sehen, welche der drei Nadeln der Wahrheit 
am nächsten komme. Die Erfüllung dieses Wunsches danke ich dem Hrn. Baron von Senf- 
tenbtrg , welcher mit der ihm eigenen Gefälligkeit und Liebe zu Allem, was in irgend ein 
wissenschaftliches Fach einschlägt, die ganze reiche Sammlung seiner astromischen und phv 
sicaUschen Instrumente zu meiner Verfügung stellte. Unter den letzteren ist auch ein sehr ge- 
naues, von Rcbinson gearbeitetes Inclinatorium , mit welchem ich das meinige verglich. Man 
wird das Resultat dieser Vergleichung unter den Beobachtungen, welche in Scnftcnberg an- 
gestellt worden sind, aufgeführt finden. 
Das Barometer Fcrtin, mit welchem die Beobachtungen über den Luftdruck auf 
der Reise gemacht wurden, hat sich bereits in einer vierjährigen Beobachtungsreihe als ein 
sehr verlässliches und empfindliches Instrument erwiesen. Hier wurden während meiner Ab- 
wesenheit von den übrigen Theilnehmern an unseren Beobachtungen die Aufzeichnungen 
des Barometerstandes an einem von Grindel in Mailand verfertigten Instrumente, das früher 
mit Fcrtin genau verglichen worden war, ausgeführt, so dass durch Benützung derselben die 
verschiedenen Höhen der Beobachlungsorte gefunden werden konnten. Damit aber diess mit 
Sicherheit geschehen könne, sind zwei Bedingungen zu erfüllen: erstens muss das Instrument 
während des Transportes keine Änderung erleiden, welche auf seine Angaben einigen 
